82 F. Em ich. 



auf der einen Seite eine Anzahl (^)uarzstückclien und die lufterf'üllte 

 Kugel, auf der anderen Seite eine Art T-förmiges (leriist, an dem man 

 (vgl. Fig. 12 «, S. 84) einige halbkreisförmige Arme angebracht hat. die 

 zur Aufnahme der (iewichte dienen. 



Die Empfindlichkeit kann bis zu einem gewissen Grade aus der 

 Schwingungsdauer beurteilt werden. ' ) Man fügt solange Quarzstückchen 

 (unter Anwendung eines Knallgasf lämmchens) hinzu oder nimmt (^uarz 

 weg, bis die gewünschte Schwingungsdauer erreicht ist. Die letzte Aus- 

 gleichung geschieht wieder nach Steele und Graut durch Verflüchtigung 

 von etwas Quarz. Da man bei dieser Arbeit einigermaßen vom Zufall al)- 

 hängt , ist im Anfang viel Geduld erforderlich. Es ist leicht , auf eine 

 Schwingungsdauer von etwa 25 Sekunden zu justieren, es ist aber aul'ter- 

 ordentlich mühsam. 80 — 100 Sekunden zu erreichen. 



(1) Einige weitere Eiiizelnheiteu. 



Die Wägung geschieht im wesentlichen nach den von Steele und 

 Grant angegebenen Methoden, auf die wir hiermit verweisen. Zur Messung 

 des Drucks der (kohlensaure- und wasserfreien) Luft im Gehäuse diente 

 das Manometer M (Fig. 10), dessen Schenkel 23 mm weit sind. Zum 

 Evakuieren benutzte Fettersson eine Antropoff pumpe, die Ablesung der 

 Quecksilberhöhen erfolgte mittelst eines Kathetometers auf Vf,o >«w genau. 

 Die Röhren Ai bis C enthalten bzw. Natronkalk, Phosphorpentoxyd und 

 reine, trockene Watte. Der Boden der Röhre G ist mit Bariumoxyd be- 

 deckt und auch unterhalb des Balkens befindet sich ein Tiegel, der mit 

 dieser Substanz gefüllt ist. Ebenso wird die Ansammlung elektrischer 

 Ladungen verhindert, indem man ein wenig Uranoxyd ins Gehi1u.<e 

 bringt. 



Bei einer Wägung mittelst Druckmessung werden die Belastungen 

 zuerst so ausgeglichen, daß das Lichtbild des Neruststiftes bei einem ge- 

 ringen Druck in der Nähe der Skalenmitte erscheint. Hierauf stülpt man 

 über das Gehäuse einen blanken Zinnkasten, der mit einem Thermometer 

 versehen ist, pumpt aus und wartet so lange, bis sich die Temperatur 

 ausgeghchen hat. Sodann wird eine Reihe von Ausschlägen a' beobachtet, 

 auch der Druck p' und die Temperatur T' werden notiert. (Da die Dämpfung 

 im lufterfüllten Gehäuse eine bedeutende ist, liest man nur die Ruhelage 

 des Balkens ab.) Nach erfolgter Arretierung läßt man langsam Luft ein- 

 treten. Nun kann die Röhre G (Fig. 10) abgenommen und das Wligegut 

 aufgelegt werden. Hierauf wird zuerst völHg leer gepumpt und dann erst 

 die zur Wiederherstellung des Gleichgewichts erforderliche, im allgemeinen 

 kleine Luftmenge eingelassen, worauf die Größen a". p'' und T" abge- 

 lesen werden. 



') Unter sonst gleichen Umständen ist. wie Fettersson angibt, die P^mpfindlichkeit 

 annähernd dem Quadrate der Schwingungsdauer proportional. 



