Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. ^3 



Ist die Wage in genau derselben Lage zur Ruhe gekommen , d. h., 

 ist a" = a', so ist die Berechnung nach der bekannten Formel (siehe die 

 Wage von Steele und Grant) möglich. Gewöhnlich werden aber die Aus- 

 schläge a" und a' voneinander verschieden sein. Man muß dann eine ent- 

 sprechende Korrektion anbringen, d. h. die Empfindlichkeit in Skalenteilen 

 ermitteln und darnach die Ausschlagsdifferenz berücksichtigen. Hat der 

 zu wägende Körper eine Dichte, die von der des Quarzes verschieden ist, 

 so muß sie berücksichtigt werden. Kennt man sie nicht, so ist sie leicht 

 durch eine Reihe von Ablesungen zu ermitteln, bei der die Wage nur mit 

 dem fraghchen Körper und mit Quarz belastet und bei einer Reihe von 

 Drucken beobachtet wird. 



Auf solche Weise hat Pettersson auch festgestellt, daß der Gehalt 

 des reinsten Quarzglases („für optische Zwecke") an Luftbläschen ein so 

 kleiner ist, daß man ihn für gewöhnlich vernachlässigen kann. Nur bei 

 ganz besonders feinen Wägungen sind die Gleichgewichtsänderungen zu 

 berücksichtigen, die die lediglich mit Quarzstückchen belastete Wage bei 

 den verschiedenen Drucken aufweist. 



e) Genauigkeit der Wägung durch Druekraessung. 



Setzt man das Volumen der Luft in der Quarzkugel v= l mm^ und 

 nimmt man an, daß der Druck auf O'l mm genau abgelesen wird, so be- 

 rechnet sich nach Pettersson eine absolute Genauigkeit von 



O'l i.i}ng. 



Die relative Genauigkeit ist. da man bei gewöhnlichem Druck 

 (wegen der Luftströmungen) kaum arbeiten und daher das Intervall von 

 bis 760 Wim nicht ausnützen kann, eine ziemlich kleine, sie liegt in dem 

 angenommenen Fall unter 6 X 10~*. 



Die absolute Genauigkeit kann durch Anwendung von 

 Wasserstoff zur Füllung des Gehäuses entsprechend, d. h. auf 



— • X 0"1 [j-mg erhöht werden, die relative Genauigkeit bleibt dabei 



natürlich unverändert. Pettersson scheint indes solche Versuche noch nicht 

 ausgeführt zu haben. Der Wasserstoff würde sich, wie ich glaube, auch 

 wegen seines großen Wärmeleitungsvermögens zur Füllung des Gehäuses 

 eignen. 



f) Die Kugeln und Gewichte, 



welche Pettersson benutzte, sind in Fig. 12 abgebildet. (Über das Gestänge« 

 vgl. S. 82.) Die „große" Kugel h besitzt einen zyUndrischen Hals, der zu 

 einem Häkchen umgebogen ist. Das Volumen bestimmt man durch Aus- 

 pumpen, Füllen mit Quecksilber und Wägen. Schließlich wird die Kugel 

 wieder entleert, namentlich müssen die letzten Quecksilberspuren durch 

 Erhitzen und oft wiederholtes Lufteinlassen entfernt werden. Nach dem 



