Eiurichtuiig u. Gelimucb il. zu ehem. Zwecken verweiulbaren MikiMwagen. >^5 



1. Temperaturunterschiede im Gehäuse verursachen Luft- 

 strömungen, die um so störender wirken, je größer der Druck ist. Deshalb 

 sollen genaue Wägungen nur bei kleinen Drucken, d. h. solchen von 

 weniger als bOmm ausgeführt werden. Muß man unbedingt bei höheren 

 Drucken wägen, so ist für entsprechenden Temperaturausgleich zu sorgen, 

 d. h. namentlich länger zu warten. Bei ganz niederen Drucken (z. B. von 

 1 — 2mm) hinwieder setzen radiometrische i) Kräfte ein. die gleichfalls 

 Störungen verursachen. Diese Art von Störungen hat wohl Pettersson 

 zuerst bei Mikrowagen beobachtet. 



2. Man könnte weiters an Veränderungen der Oberfläche des Quarz- 

 glases denken, die durch Adsorption oder Verflüchtigung (beim Ausglühen ) 

 eintreten, doch hat Pettersson derartige Veränderungen kaum feststellen 

 können (s. unten). Wichtig ist nur, daß ein Quarzgewicht nicht stärker 

 als bis zur Rotglut erhitzt werde, da sonst die Flüchtigkeit der Kiesel- 

 säure zur Geltung kommt. 



3. Daß die Gewichte vor Zutritt von Staub sorgiältig bewahrt 

 werden müssen, ist selbstverständhch. Ich kann aus eigener Erfahrung 

 hinzufügen, daß gerade Quarzgeräte in dieser Beziehung wegen ihrer 

 elektrischen Eigenschaften eine besonders sorgfältige Behandlung erfordern. 

 Die geringste Reibung macht sie für lange Zeit elektrisch, so daß sie 

 kleine Körperchen anziehen und selbst überall haften. Man hilft sich, 

 indem man sie durch ein Flämmchen zieht . oder , wo das nicht angeht, 

 indem man sie eine Zeitlang neben einem radioaktiven Präparat (Pech- 

 blende) liegen läßt. 



Bei Beobachtung entsprechender Vorsicht sind Quarzgewichte aller- 

 dings von hervorragender Konstanz. 



h) Zur Theorie der Wage. 



Wilhehn Weher scheint der erste gewesen zu sein, der eine Wage 

 benutzte, deren Balken an elastischen Federn aufgehängt war, anstatt auf 

 Schneiden zu spielen. 2) Natürlich war die PFeftersche Wage keine Mikro- 

 wage. Von Weher rührt auch die theoretische Behandlung einer solchen 

 Aufhängung her, und Pettersson folgte dieser Behandlung im wesentlichen. 

 Jedenfalls sind die Resultate dieselben. Wir können zunächst nur auf das 

 Wichtigste hinweisen und dieses lautet, daß sich der auf feinen elastischen 

 Fäden aufgehängte Balken im allgemeinen so verhält, als ob er auf 

 einer Schneide spielen würde. 



Die Fäden sind natürlich sehr fein auszuziehen: der dickste, 

 den Pettersson benützte, war 3'bu.^) stark. Aber diese Feinheit braucht 

 der Faden nur ganz nahe am Balken zu haben, an allen anderen 

 Stellen ist sie gleichgültig. 



M D. h. mit StrahlungHÜriicken zusammenhängeude. 



'') Wilhelm TfVftsrs Werke (Springer, Berlin 1892). I. S. 499. 



'M "J- = 0-001 mm. 



