Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 91 



zwecken verkürzt oder verlängert werden können muß), ein bißchen weiter 

 gehalten. Die Quarzkugel wird in einem Rohrstück untergebracht, das 

 mittelst eines gut eingeschliffenen Stopfens verschlossen werden kann: er 

 soll so weit als möglich in die Röhre hineinragen, darf aber selbstver- 

 ständlich die Quarzkugel nicht berühren. 



Das Planlager, auf dem die Mittelschneide ruht, ist nur wenige 

 Quadratmillimeter groß. Um es horizontal zu stellen, werden zwei Senkel 

 so aufgehängt, daß die Ebenen, die man durch die Schnüre und durch 

 den Mittelpunkt des Lagers legen kann , etwa senkrecht aufeinander 

 stehen. Dann beobachtet man von einem einige Zoll über dem Planlager 

 befindlichen Punkt aus die eine Schnur und ihr Spiegelbild und verbessert 

 die Lage des Gehäuses so lange, bis Schnur und Spiegelbild eine Gerade 

 bilden. Es ist einleuchtend, daß, wenn dieses Verfahren in beiden Ebenen 

 vorgenommen wird, das Lager horizontal sein muß. Das (iehäuse wird 

 dann fixiert. 



Zu bemerken ist ferner, daß das Rohr, das die Verbindung zwischen 

 Gehäuse und Luftpumpe, bzw. Atmosphäre herstellt, einen kapillaren Teil 

 besitzen muß, damit das E.in- und Austreten der Luft langsam vor sich gehe. 



Das Manometer war ein Quecksilbermanometer, dessen Schenkel 1 cm 

 Weite besaßen. Die genauen Einzelheiten sind aus Asfons Beschreibung 

 nicht ersichtlich und wohl auch kaum von Bedeutung. Er erwähnt die von 

 Lord Baijleigh bei seinem Differentialmanometer ' i benutzte Druckvor- 

 richtung', die wesentlich aus einem breiten Schrauben(iuetschhahn besteht. 

 Darnach nehme ich an. daß die Einstellung der einen Quecksilberkuppe 

 auf eine Spitze erfolgte. Die Höhe der anderen Kuppe wurde mittelst 

 eines Nonius bestimmt, der 0"0ö mm abzulesen erlaubte. 



Wird die Wage nicht gebraucht, so pumpt man das Gehäuse mög- 

 lichst leer: die nach aufwärts gerichtete Spitze legt sich dann in eine ober- 

 halb desselben angebrachte Quarzgabel. 



Das Gehäuse ist zum Schutz gegen Luftzug u. dgl. mit einer Blei- 

 büchse umgeben, in der sich ein Thermometer befindet, das 0"1° C abzu- 

 lesen erlaubt. 



Das Gesamtvolumen von Gehäuse, einschließlich Manometer und Gas- 

 zuführungsrohr war so klein, daß 045 cm'^ Sauerstoff — bei Xormal- 

 bedingungen gemessen — zur Füllung ausreichten. 



d) Oebrauch der Wage. 



Die Meßmethode besteht einfach darin, daß man die erforderliche 

 Gasmenge, deren beiläufige Größe im allgemeinen schon bekannt sein 

 dürfte, allmählich eintreten läßt und den Druck hernach so lange verändert, 

 bis der Balken eine genau bestimmte Lage besitzt. Hierauf wird der Ver- 

 such mit einem Gas von genau bekannter Dichte wiederholt: die Dichten 

 verhalten sich dann umgekehrt wie die abgelesenen Drucke. 



>) Phil. Trans. A. 196. S. 211. 



