EinrichtLiiig u. Gebrauch tl. zu ehem. Zwecken verwendliiireu Mikrowagen. 9o 



Als Vergleichsgas wurde, wie schon angedeutet. Sauer.>toff benützt: 

 auch trockene Luft ist geeignet. Ersteren entwickelte Aston aus Pernian- 

 ganat. zur weiteren Reinigung diente Leiten über Kaliunikarbonat und 

 Phosphorpentoxyd. Handelt es sich um die A'ergleichung verschiedener 

 Proben eines und desselben Gases, so braucht man das Vergleichsgas über- 

 haupt nicht, sondern füllt die Wage nacheinander mit den gedachten 

 Proben. Als Beispiel für die Genauigkeit seien die folgenden Ablesungen 

 angeführt: die daraus berechneten Dichten gelten für Sauerstoff = 1(3. 



Sauerstoff. . (35'20 75'65 7600 16'DÖmm 

 Luft. . . . 72-00 83-45 83-90 SVdbmw 

 Dichte . . . 14-49 U-öO 14-49 14-48 



Die einzige Korrektur, an die man denken könnte, ist die von Lord 

 Bai/h'/r/h angegebene, die die Änderung des Auftriebs der Quarzkugel mit 

 dem Drucke betrifft. Doch ist diese Korrektur so unbedeutend, daß sie die 

 vierte Stelle nicht beeinflußt : denn die Quarzkugel ist relativ massiv und 

 das in Betracht kommende Druckintervall von rund öO mm ist ein ver- 

 gleichsweise kleines. 



Tatsächlich wurde das Molekulargewicht des Neons in Übereinstim- 

 mung mit den Untersuchungen Watsons, der die Zahl 20-20 angibt ^ i, im 

 Mittel von sieben Bestimmungen zu 20-19 gefunden. 



B. Neigungs-(Nernst-)Wagen. 



Den Anlaß zur Konstruktion der Nernstwage boten bekanntlich (ias- 

 dichtebestimmungen, die nach dem Viktor Meyerschen Luftverdrängungs- 

 verfahren mittelst einer kleinen Iridiumbirne ausgeführt wurden, die Xcrnst 

 in einem elektrischen Kurzschlußiridiumofen auf 2000" C erhitzte. Um 

 zunächst nur das kennzeichnende hervorzuheben: Die Nernstwage besteht 

 aus einem leichten Glas(Quarz-)balken. der auf einem horizontal gespannten 

 Quarzfaden befestigt ist. Die Größe der Belastung wird aus dem Ausschlag 

 entnommen. Da die Torsion des Quarzfadens keine bemerkenswerte Rolle 

 spielt, liegt dem Instrument das Prinzip der Zeigerwage zugrunde. Die 

 Nernstwage hat nach und nach verschiedene Abänderungen erfahren, und 

 es ist wohl nicht notwendig und auch kaum möglich, alle Modelle zu be- 

 schreiben, die in der Literatur erwähnt werden. Wir beschränken uns des- 

 halb wesentlich auf die folgenden Typen. 



1. Die gewöhnliche Nernstwage. modifiziert von Donau und dem 

 Verfasser; 



2. die vom Verfasser verfeinerte Nernstwage, wobei wieder ein etwas 

 weniger empfindliches und ein hochempfindliches Modell in Betracht 

 kommen : 



3. die empfindlichste Nernstwage von A'. H. Riesenfeld und H. F. Möller. 



') Chem. Soc. Journ. I'JIO. Trans. Bd. 50. 5.810. 



