Einrichtung u. Gelirauch d. zu cheiu. Zwecken verwendbaren Mikrowajren. 95 



sich durch eine gefettete (ilasplatte mit Korkgriff V (..(xlasschieber") ver- 

 schlielien läßt. Hier werden die zu wägenden Objekte mittelst eines lang- 

 stieligen Metallöffels eingeführt. Das Gehäuse kann gleich einer Glocke 

 von der Bodenplatte abgehoben werden. Um dies bei einem älteren Modell 

 in einfacher Weise zu erreichen, werden die Köpfe der vier Schrauben 

 entfernt, mit welchen das Gehäuse mit der Bodenplatte verbunden ist. Die 

 Schrauben dienen jetzt nur mehr als Fiihrungsslifte. Auch bestreicht man 

 den unteren Rand des Gehäuses mit Vaselin, wenn der Innenraum etwa 

 mittelst Chlorkalziums getrocknet werden soll. 



Das Gehäuse wird mittelst einer federnden Schraubenvorrichtung i Ab- 

 bildung unten beim Modell ,, J.") an einer Marmorplatte fixiert, die auf eiser- 

 nen Wandkonsolen ruht. T'm das Eindringen von Wärmestrahlen abzuhalten, 

 haben wir über das Glasgehäuse häufig noch ein Kästchen aus Tappe ge- 

 stülpt, welches vor und hinter der Skala, vor und hinter dem W- ägeschälchen 

 und rechts vom Glasschieber entsprechende Ausnehmungen besitzt. 



Die Schieferbodenplatte wird zweckmäßig so groß genommen, dal) 

 auf ihr auch die Säule Platz findet, die das Ablesemikroskop trägt. 



b) Der Balken. 



Der ursprüngliche Balken war ein /"-förmig gebogenes Glasstäbchen ; 

 der abwärts gebogene Teil ist zu einer feinen Spitze ausgezogen, er bildet 

 die Zunge, die vor der Glasskala schwingt. Am rechten Ende befand sich 

 eine Platinkerbe von der Gestalt eines \/, in die die Belastungen einge- 

 hängt werden konnten. Auch das linke Ende trug dort, wo der nach ab- 

 wärts gerichtete Zeiger anfängt, eine solche Kerbe, in die nötigenfalls ein 

 Gegengewicht in P'orm eines Platinreiters eingehängt werden konnte. Wir 

 haben diese Kerben weggelassen, da es erstens sehr schwer ist, sie so an- 

 zufertigen, daß man die betreffende Last wirklich jedesmal an dieselbe 

 Stelle setzt, und da zweitens eine wechselnde Belastung bei einem so 

 schwachen Balken einen Wechsel in der Empfindlichkeit mit sich bringt, 

 den man natürüch vermeiden will. Beim gegenwärtigen Modell wird der 

 Balken immer (nahezu) gleich stark belastet und biegt sich infolgedessen 

 auch (nahezu) immer gleich stark durch. Zu diesem Zweck wird die Last 

 an einem feinen Quarzfaden BH (Dicke etwa O'OOb lum) aufgehängt, der 

 am rechten Balkenende mittelst Selen i) angekittet wird. Ist der Balken 

 aus Quarzglas, so kann man den Eaden unmittelbar an das Balkenende 

 ansetzen, wie unten noch näher ausgeführt werden soll. Am unteren Ende 

 ist der (^uarzfaden stärker gehalten und zu einem Häkchen gebogen, oder 

 es ist mittelst Selen ein Platinhäkchen angeklebt, an das man die Last 

 hängt. Alle zu wägenden Geräte (Tiegelchen und Filterschälchen) sind 

 mit einem Platindrahtbäa-el versehen. 



*) Selen ist als gewichtslieständiger und gut haftender Kitt allen harz- oder 

 wasserglashältigen Materialien vorzuziehen. 



