96 F. Em ich. 



Das linke Balkenende A tragt ein Glaskligelclien oder besser einen 

 Platinstift, die als Gegengewicht dienen. Nimmt man es 0"3— 0'4_7 

 schwer, so kann man (unter Anwendung entsprechender Zusatzgewichte) 

 auch leichtere Objekte wägen. Der I>alken wird so hergestellt, daß ein 

 Übergewicht von etwa 5 mg einen Ausschlag über die ganze ISkala her- 

 vorbringt. 



Der Balken ruht auf einem Quarzfaden (^Q (Fig. 15). in dessen Mitte 

 er mittelst Schellack festgekittet ist. (An dieser Stelle ist die Hygroskopizität 

 des Schellacks belanglos.) Die Quarzfäden können vom Mechaniker fertig 

 bezogen oder in der Leuchtgas-Sauerstofflamme hergestellt werden, was 

 man sehr schnell lernt. Die Dicke betrage etwa O'OH nini. Man legt auf jede 

 Zinke der Gabel, die den obersten Teil der Säule }' bildet, je ein Stückchen 

 braunen Schellacks und schmilzt es durch Elrhitzen der Zinke an; dann 

 legt man den Quarzfaden (gleich einer Brücke) über die Zinken, wobei er 

 sich infolge seines Gewichts ein wenig durchbiegt. Damit er nicht so leicht 

 abgleitet, kann man auch vorher in den noch warmen Schellack mittelst 

 des Messers ein paar Kerben eindrücken. Schließlich nähert man dem 

 Schellack ein Zündflämmchen und fixiert damit den Quarzfaden an den 

 Zinken der Gabel. Hierauf folgt die Befestigung des Balkens an dem 

 Quarzfädchen. Man legt ihn so auf das Quarzfädchen und auf die Backen 

 der gehobenen Arretierung, daß er sich in der richtigen Lage befindet, 

 d. h. daß seine Längsrichtung senkrecht zum Quarzt'aden steht, und daß 

 das Ende der Zunge mit den Skalenstrichen annähernd parallel läuft. Da 

 der Balken sich bei der Desarretierung senkt, muß die letzte, genaue 

 Einstellung erst später durch entsprechendes Wenden der Skala oder der 

 Gabel geschehen. Natürlich hat man die rechte Seite des Balkens mittelst 

 einer entsprechenden Tara belastet, damit er nicht nach links umkippt. 

 Man legt nun mittelst einer Pinzette ein /\-förmiges Stückchen Schellack 

 auf die Stelle, wo der Balken den Quarzfaden berührt, und schmilzt das- 

 selbe durch Annähern eines heißen Glasstabes fest. Der Balken wird jetzt 

 im allgemeinen noch nicht die richtige Schwerpunktslage (Empfindlichkeit. 

 Stal)ilität) haben. Man erreicht sie nach einigem Probieren, und zwar mit 

 Hilfe des oben erwähnten Platinstifts oder indem man den Balken ent- 

 weder etwas nach aufwärts oder nach abwärts biegt; dies ist durch An- 

 nähern eines Zündflämmchens leicht zu erreichen, nur hat man dafür zu 

 sorgen, daß die Biegung keine zu große wird. Am einfachsten ist es, eine 

 passende Unterlage (eingeklemmten Draht oder dgl.) so unter dem Balken 

 anzubringen, daß er sich immer nur um einen ganz kleinen Betrag senken 

 kann. Analog ^'erfährt man beim Anfwärtsbiegen. 



Infolge des beschriebenen \'erfahrens erscheint der Quarzfaden, der 

 den Balken trägt, nicht gespannt, sondern locker: man vermeidet dadurch 

 anscheinend gewisse Unregelmäßigkeiten, über die Steclc und Granf klagen. 

 und die sie auf die Torsion des Fadens zurückführen. 



Eine Abänderung in der Balkenform hat Dr. Donau kür/licli erdacht: 

 er stellt mir hierüber folgenden Text zur A'erfüuung. 



