Eiuriclitang u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 99 



dem Gegengewichtsplatindraht (s. oben) und mit dem Balken, spannt 

 zwischen a und a' einen feinen Quarzfaden und legt nun den fertigen 

 Balken so auf den (^)uarzfaden Q der Säule 1" (Fig. 15), da(j derselbe in 

 die beiden Rinnen des Bügels B zu liegen kommt. Dortselbst wird (späten 

 mittelst Schellack eine fixe Verbindung hergestellt. Das Quarzfadenstückchen 

 zwischen D und D' kann nach dem Erstarren des Schellacks mittelst einer 

 Schere vorsichtig Aveggeschnitten werden. Sodann wird in der Mitte des 

 Quarzfadens zwischen a und a' ein weiterer (^)uarzfaden qu mittelst Selen 

 angeklebt. Das Ende dieses Fadens geht in einen kleinen Haken // aus. der 

 zum Anhängen der Schälchen dient. 



Der Hauptvorteil dieses Balkens gegenüber dem unversteiften Balken 

 liegt in der Möglichkeit, die Wage stärker zu belasten als bisher, ohne 

 ein Durchbiegen des Balkens befürchten zu brauchen.'- 



Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil besteht darin, daß man Empfind- 

 lichkeit bzw. Schwerpunktslage verändern kann, ohne den Balken auf 

 dem Quarzfaden anzukleben, da es zur beiläufigen Orientierung völlig 

 genügt, wenn man den Balken auf den Quarzfaden auflegt. Unter Be- 

 nutzung eingefeilter Rinnen ist dies eben sehr leicht mögUch. 



An Stelle der Quarzfäden benutzt 0. ij*/'/' Wolfram dr ah t^j von etwa 

 14 ;j. Dicke. 



d) Ablesungsvorrichtung und Skala. 



Zur Ablesung benutze ich an Stelle des früher-) angegebenen Fern- 

 rohres jetzt ausschließlich ein ..Ablesemikroskop für Nernstwagen'", 

 das von der Zei/Jschen Werkstätte gebaut wird. ^) ..Da Skala und Zeiger 

 der Wage in verschiedenen Ebenen liegen, so mußte eine besondere An- 

 ordnung getroffen werden, die es ermöglicht, beide gleichzeitig, d. h. ohne 

 Änderung der Einstellung und in gleicher Vergrößerung auf die im Okular 

 befindhche Mikrometerskala zu projizieren. Dem letztgenannten Zwecke 

 dient eine Objektivblende, welche sich in dem hinteren Brennpunkt (d. h. 

 im Innern des Tubus) befindet und welche das System nach der Objekt- 

 seite hin telezentrisch macht. *l Die Öffnung dieser Blende ist so bemessen, 

 daß Skala und Zeiger bei einer mittleren Einstellung noch scharf auf der 

 Skala des Okularmikrometers erscheinen. Die Brennweite des Objektives 

 und die Tubuslänge sind so gewählt, daß ein Teil der Skala der Mikro- 

 wage durch das Mikroskop gesehen zehn Teile des Okularmikrometers 

 deckt. Die Stellung des Zeigers kann daher bis auf den zehnten Teil eines 

 Intervalls der Mikrowagenskala abgelesen werden. Zwanzigstel lassen sich 

 noch bequem schätzen." 



*) Privatmitteilung. — Bezugsquellen : A.-E.-G. Glühlampeufabrik. Berlin NW. 87? 

 Sickingenstr. 81 ; Siemens i^- Halske, Wernerwerk. Berlin, Nonnendamm; Deutsche Gas- 

 glühlicht A.-G. Berlin 0. 17, Rotherstraße. 



-) Lehrbuch der Mikrochemie. S. 13. 



^) Der unter Anführungszeichen stehende Text wurde mir von den Zeißwerken 

 zur Verfügung gestellt. Dasselbe gilt weiter unten. 



*) Vgl. Abbe, Ges. Abhandlungen. I. 168. Jena 1904. 



7* 



