100 F. Em ich. 



Das Mikroskop vergrößert etwa fünfunddreißigmal. Infolgedessen er- 

 scheinen die Striche hei den ge^vöhnlichen (geätzten) Skalen schon ziem- 

 lich dickund man muß immer auf den Rand der Striche einstellen.^ Endlich 

 muß dafür gesorgt werden, daß die Lage, die das Mikroskop der Skala 

 gegenüber einnimmt, immer ^Yiederhergestellt werden kann, falls etwa eine 

 zufällige Änderung eingetreten sein sollte. Man kann zu diesem Zweck 

 z. B. einen Anschlag an der Stativsäule anbringen, der so gestellt wird, 

 daß er die Bewegung des Mikroskops einseitig begrenzt. In dieser (irenz- 

 stellung muß immer ein und derselbe Teilstrich des Okularmikrometers 

 mit einem bestimmten Teilstrich der (ilasskala iU3ereinstimmen. Die Ver- 

 schiebung des Mikroskops (Drehung um die Achse NQ, Fig. 15) soll mit- 

 telst irgend einer Feinstellvorrichtung möglich sein. Hierzu kann der eben 

 erwähnte Anschlag an der Stativsäule dienen, wenn man ihn mit einer 

 passenden Schraube ausstattet. Am einfachsten benutzt man einen Holz- 

 keil wie er unten bei den hochempfindlichen Nernstwagen abgebildet ist. 



Die Striche der (durchsichtigen) Skala sind etwa ^/^mm voneinander 

 entfernt, so daß 200 Striche einen Bogen von beiläufig 5 cm Länge bilden. 

 Da die Spitze des Zeigers 17 — IS cm vom (^)uarzfaden (der ümdrehungs- 

 achse QQ des Balkens) entfernt ist, beträgt die Länge der Skala etwa 

 17 Bogengrade. 



Die Beleuchtung der Skala vermittelt ein hinter ihr aufgestelltes 

 Spiegelchen (vgl. Text und Figur beim empfindlicheren Modell S. 105 u. 109). 



e) Die Wägeschälchen. 



Zu jeder Nernstwage gehören eine Anzahl Glühschälchen und Filter- 

 schälchen-), die man sich nach dem S. 105 iieschriebenen Preßverfahren 

 herstellt, und die man durch Zufügen von Folie oder durch Beschneiden 

 so austariert, daß sie einen Ausschlag von nur wenigen Teilstrichen hervor- 

 rufen. So kann man die Skala immer gut ausnützen. Ein oder zwei Schäl- 

 chen benützt man zum ständigen Kontrollieren des Nullpunkts. Ihr Gewicht 

 kann so bemessen sein, daß der Balken beim Senken der Arretierung nur 

 ganz kleine Schwingungen ausführt ; man spart damit an Zeit. Ein solches 

 „Kontrollschälchen" soll für gewöhnlich immer an der Wage hängen, die, 

 w^enn sie an einem ruhigen Ort steht, nicht arretiert zu sein braucht. 

 Bevor eine Wägung gemacht wird, überzeugt man sich durch einen Blick 

 ins Mikroskop von der Richtigkeit der Ruhelage. Eventuell verbessert man 

 sie durch Betätigung der Fußschraube rechts. Hierauf wird arretiert. Nun 

 wird weiters das zu wägende Schälchen auf ein langstiehges Nickel- oder 

 Messinglöffelchen gesetzt, das selbst reichlich lang genug ist, um nötigen- 

 falls beiden Schälchen Raum zu bieten (Fig. S. 112). Man öffnet hierauf 



') Besser als geätzte Skalen sind die unten zu erwähnenden gravierten Skalen, 

 die man bei optischen Firmen herstellen lassen kann. 



^) Über den Gebrauch der Filterschälchen vgl. mein Lehrbuch der Mikrochemie. 

 S. 54 ff. (Wiesbaden 1911) oder Donaics Arbeitsmethoden. S. 49 ff. (Stuttgart 1913.) 



