102 ^- Em ich. 



nten Bestimmimg als Tara für die n + Ite Bestimmung dient. Behufs 

 Reinigung läßt man das SchiUchen in einer warmen Lösung von rotem 

 Blutlaugensalz und Zyankalium liegen, die das sch^Yammige Gold leicht auf- 

 nimmt. Die weitere Reinigung geschieht wie gleich angegeben werden wird. 



Zu den Eichversuchen selbst verwendet man eine Anzahl, z. B. 5 bis 

 6 Platindrähte, deren (iesamtgewicht annähernd der vollen Skala entspricht. 

 Man benutzt Draht von etwa O'l min Dicke i) oder (s. unten) wohl auch 

 Folie von z. B. 0'0025 mm. Nach dem Zuschneiden gibt man den Drähten 

 passende Biegungen, so daß sie bequem mit der Pinzette gefaßt und sicher 

 voneinander unterschieden w-erden können. Zur Reinigung kocht man sie 

 (wie alle Platingeräte, die zur Wägung gelangen sollen) mit verdünnter 

 Salpetersäure, spült mit Wasser ab und legt sie auf Filtrierpapier. Schließ- 

 lich werden sie im rauschenden Bunsenbrenner geglüht. Diese Operationen 

 können auch mit den schon gewogenen Drähten wiederholt werden, falls 

 man z. B. eine Verunreinigung mit Staub vermutet, man darf aber dann 

 nur Rotglut anwenden, da das Platin (s. S. ll:-i) bei Weißglut er- 

 heblich an Gewicht verliert. 



Die Eichgewichte werden nunmehr zuerst einzeln gewogen, und zwar 

 benutzt man hierzu, wie schon bemerkt, dasjenige Gebiet der Skala, in 

 dem die Rückstandsbestimmungen die besten \\'erte ergeben haben. Es 

 kann dies natürUch ebensogut der Anfang wie das Ende oder die Mitte 

 der Skala sein. (Letzteres wird bei einem gut angefertigten Donauiichen 

 Balken |S. 97] zutreffen.) Die p]ichung selbst geschieht durch Wägung 

 der Gewichte in entsprechenden Zusammenstellungen, wie das Beispiel 

 zeigt, das bei der Riesenfeldwage (S. 119> angeführt erscheint. Dort ist 

 auch ersichtlich, wie man verfahren kann, wenn man etwa von Anfang 

 an überhaupt nur mit Drähten arbeiten und keine Rückstandsbestimmungen 

 machen will. 



II. Nernstwagen mit größerer Empfindlichkeit. '» 



a) Modell A, Genauigkeit 00001 mg. 



1. Vorbemerkung. Versucht man bei der gewöhnlichen Nernstwage 

 die Empfindlichkeit durch Verlegung des Balkenschwerpunktes zu steigern, 

 so wird dadurch kein ^'orteil erreicht, da die Veränderlichkeit der XuUage 

 eine Wägung auf weniger als ein Mikrogramm kaum möglich macht. 3) 

 Das störende Momt^nt sind dabei ^i hauptsächlich die Lnftströ- 



') Gewicht von 1 rm Pt-Draht: 



O'l i'iiii Durchmesser .... TT i>i(/ oder 1 ii/ff = 6 mm 

 005 . ,. .... 0-4;5 .. .. 1 _ = 23 .. 



= ) Monatsh. f. Chemie. 36. S. 412 (1915). 



■') Dadurch, daß man jede Wägiing zwischen zwei Xullpunktsbestimmungen ein- 

 schaltet, kann man in mühsamer Weise wohl Wilgungen bis auf etwa 03 y ausführen. 

 ■*) Wie ich auf der Naturforscherversammlung Wien 1913 hervorgehoben habe, 

 vgl. Verhandlungen. 2. Teil, 1. Hälfte, S. 277. 



