104 F. Em ich. 



Weise, d. h. auf einem horizontalen Quarzfaden ]\ den Balken C trägt 

 und die auch die Arretierungsvorrichtung J> beherbergt. Der Balken ist 

 aus einem Quarzstäbchen von 0'4 mm Dicke und ca. 10 cm Länge ver- 

 fertigt, dessen linkes Ende zu einer feinen Spitze, dem Zeiger, ausgezogen 

 wird. 5) Etwas mehr gegen die Mitte zu befindet sich der mit Selen auf- 

 gekittete Platinreiter F, der das ( lewicht der linken J^)alkenhälfte ent- 

 sprechend vergrößert und den Schwerpunkt tiefer legt. -) Das Gewicht des so 

 adjustierten Balkens beträgt etwas mehr als 50 »ir/. Am rechten Ende des 

 Balkens sehen wir ein Quarzglashäkchen, das an einem (^)uarzfaden hängt. 



Dieses Gehänge, das von Stec/e und Gi-aitf bei ihrer feinen Wage 

 eingeführt wurde, ist nicht schwer herzustellen, wenn man (vgl. die Neben- 

 figur) das Balkenende mit einer sehr kleinen Sauerstoffstichflamme erhitzt, 

 dann das vorbei-eitete Quarzhäkchen ansetzt und den Faden in der Längs- 

 richtung der Flamme an deren Band auszieht. Nach einigem l'i'obieren 

 wird man den Faden in genügender Feinheit (unter Q-Qi)^ mm) erhalten. 

 An der Art, wie das Häkchen bei leichtem seitlichen Stoli tanzt und sich 

 dreht, erkennt man die richtige Fadenstärke auch mit unbewaffnetem Auge. 



Wichtig ist, daß der dünne Teil des Quarzfadens möglichst nahe an 

 der Anschmelzstelle beginnt. 



Die Skala ist auf Glas (G) graviert ^j; sie umfaßt etwa 60 Teil- 

 striche zu etwa 1/4 ^'"'^- Dei* Wert der einzelnen Intervalle muß mittelst 

 des Miki'oskops ausgemessen werden, wenigstens wiesen zwei von renom- 

 mierten Firmen bezogene Skalen nicht die genügende (Genauigkeit auf, 

 um unmittelbar verwendet werden zu können. Die Glasskala wird von einer 

 einfachen \'orrichtung getragen, die eine Verschiebung nach allen in Be- 

 tracht kommenden Bichtungen gestattet; zwei Kugelgelenke H auf einem 

 verschiebbaren Messingstift erfüllen diesen /weck. 



Das Gehäuse .7 ist aus dünnem Kupferblech verfertigt und am unteren 

 Band mit einem eben geschhffenen Metallrahmen K verlötet, so dali man 

 es nach dem Einfetten dicht auf die Schieferplatte aufsetzen kann. Die 

 Schraube L ermöglicht (nach Stcde und Gntnt) das stoßfreie Abheben. 

 Das (lehäuse besitzt mehrere Öffnunge]i in den Wänden: zwei einander 

 gegenüberliegende Fenster ermöglichen das Anvisieren und die Beleuchtung 

 der Skala ; sie befinden sich in der Vorder-, bzw. Biickwand (in der Zeich- 

 nung ist nur das rückwärtige bei .1/ punktiert angedeutet). Zum Ver- 

 schluß dient beim vorderen Fenster ein entsprechend großes (40 X 20 mm) 

 „Deckgläschen" , beim rückwärtigen eventuell ein Objektträger, welche 

 beide mittelst Kanadabalsams am Metall festgeklebt werden. Ein drittes 

 Fenster N (rechts rückwärts) dient zur Beleuchtung des einzuhängenden 

 Schäfchens, eine vierte Öffnung zum p]inführen und flerausnehmen des- 



') Boiiucmcr ist es, den Zeiaer, einen Quarzfaden. an dem Balken mittelst Selen 

 anzukitten. 



-) Zu gleichem Zwecke k;inn man auch nötigenfalls den Balken ein weniii ver- 

 biegen. 



^) Micht geätzt, wie heim gewöhnlichen Modell. 



