106 F. Em ich. 



ZU benutzen, eines zum ständigen ( Gebrauch und eines zu zeitweiser Über- 

 prüfung. Ihr Gewicht betrage, gleich dem des Arbeitsschälchens, etwa 

 15 hkj. ij 



Die Justierung dieser Schälchen nimmt anfangs ziemlich viel Zeit 

 in Anspruch, bald aber erhält das Auge die notwendige Übung. Beim 

 ersten Schälchen ist man natürlich auf das Probieren an der ]\Iikrowage 

 angewiesen. Zweckmäßig ist es. an das Quarzhäkchen (am rechten Balken- 

 ende) zunächst ein Platindrahthäkchen anzuhängeu, man hat dann ein 

 Stück mehr, an dem sich Gewichtsänderungen vornehmen lassen (siehe 

 übrigens den Abschnitt ..Eichung" ). Die weiteren Schälchen werden zuerst 

 auf einer 0-01 nuf angebenden Analysenwage austariert, indem man ent- 

 weder Folie hinzufügt, die dann später angeschweißt wird, oder mittelst 

 der Schere abschneidet. Dann erst erfolgt, wenn nötig, die Justierung 

 mittelst der Mikrowage. Ist das Schälchen um einige Mikrogramm zu 

 schwer, so glüht man es eine Zeitlang (^siehe unten) im Ilande der Bunsen- 

 flamme, ist es hingegen um weniges zu leicht, so bringt man einen Tropfen 

 verdünnte Platinchloridlösung darauf, dampft ab und glüht einen Augen- 

 bUck kräftig. Da die Schälchen bei der Reinigung oft an Gewicht verlieren, 

 kommt die letztere Notwendigkeit häufig vor. 



4 Das Ablesemikroskop ist im wesentlichen das oben bei der 

 gewöhnlichen Nernstwage erwähnte, nur wurde es zum Zwecke der ge- 

 naueren Ablesung mit einem Okularschraubenmikrometer ausgestattet 

 und von den Zeili werken auf (irund weiterer Versuche folgendermaßen 

 umgeändert 2): ..Da das abzubildende Objekt aus einer Teilung und einem 

 dünnen zylindrischen Zeiger besteht, so genügt es, wenn die abbildenden 

 Strahlenkegel nur in einem Azimut — senkrecht zu dem Zeiger — ge- 

 nügend stark telezentrisch abgeblendet werden. Man erzielt dies dadurch, 

 (laß man die kreisförmige Blende im hinteren Brennpunkt des Objektivs 

 durch einen Spalt ersetzt, dessen Breite dem Durchmesser der runden 

 Blende gleich ist. Man erzielt dadurch - passende Beleuchtung voraus- 

 gesetzt — eine beträchtliche Steigerung dei- Helligkeit. Dieser ^'orteil wird 

 allerdings dadurch erkauft, daß, wenn das ^likroskop z. B. auf eine zwischen 

 Zeiger und Teilung in der Mitte liegende Ebene eingestellt wird, wohl die 

 Ränder des Zeigers und der Striche ausreichend scharf auf die Teilung 

 des Okularmikrometers projiziert werden, aber nicht mehr deren Enden. 

 Für das Ablesen der Zeigerstellung ist das aber belanglos. 



Zeiger und Striche heben sich nur dann möglichst dunkel von dem 

 hellen Sehfeld ab. wenn die Beleuchtung so geregelt wird, daß von vorn- 

 herein nur diejenigen Strahlen auf das Objekt fallen, welche durch die 

 Spaltblende hindurchgehen können, diese Strahlen aber vollständig. Eine 

 solche Beleuchtung erzielt man durch einen Kondensor, der mit einer 

 passenden Blende versehen ist. Der Kondensor besteht aus einer Plan- 



') Bezüsrlich der genaueren (iewichte von Arl)eits- und KontroUschälchen vgl. 

 das liei der gew. Xernstwage S. lOl) Gesagte. 



-) Bedeutung des Anführungszeichens wie oben S. '.!'.). 



