Einrichtung ii. Gehrauch d. zu ehem. Zwecken verwendharon Alikrowagon. XOT 



konvexlinse, die die gewölbte Fläche dem Objekt zukehrt. In ihrem vor- 

 deren Brennpunkt ist eine spaltförmige Blende angebracht. Die Achsen 

 von Objektiv und Kondensor müssen zusammenfallen, die Spaltblenden 

 l)eider müssen parallel stehen und die Abmessungen beider Blenden in 

 demseli)en Verhältnis stehen wie die Brennweiten von Kondensor und Ob- 

 jektiv: dann wird die Spaltblende des Kondensors genau in die Spaltblende 

 des < )bjektivs abgebildet und die oben gestellte Forderung ist erfüllt. 

 Zweckmäßig wählt man jedoch die Spaltblende des Kondensors etwas 

 gröljer. als es die Theorie erfordert. Das schadet nicht viel und man er- 

 spart sich eine i)einlich genaue Zentrierung der beiden Systeme gegen- 

 einander. Auch wird dadurch der Einfluß, den die Abbildungsfehler der 

 einfachen Plankonvexlinse haben könnten, aufgehoben. 



Die Licht(iuelle ist vor dem Spalt in geeigneter Entfernung anzu- 

 bringen: es ist darauf zu achten, daß sie ausreichend groß ist. Das unter- 

 sucht man in der bekannten Weise, indem man das Okular des Ablese- 

 mikroskops entfernt und in den Tubus hineinl)lickt. Die Objektivlinse muß 

 dann, soweit sie durch die Spaltblende hindurch sichtbar ist. vollkommen 

 gleichmäßig hell sein. 



Wenn der Kondensor richtig zentriert ist, so sieht man auch von 

 den Bändern der Kondensorlinse bei diesem Versuche nichts. Auf diese 

 Art prüft man also zugleich die Stellung der Blenden. Kondensor und 

 Mikroskop können um die optische Achse gedreht werden. Dreht man beide 

 so weit, daß die Spaltblenden senkrecht zu den Strichen der Teilung 

 und zum Zeiger verlaufen, so werden das Bild der Teilung und das Bild 

 des Zeigers nicht mehr gleichzeitig scharf. Man muß vielmehr für beide 

 verschieden einstellen. Diese Stellung der Blenden wird man daher wählen, 

 um vorerst einmal das Mikro.skop schätzungsweise auf eine mittlere, 

 zwischen Zeiger und Teilung liegende Ebene einzustellen." 



Mit Kücksicht auf das größere Gewicht des Ablesemikroskops mußte 

 das Stativ M (vgl. die Fig. 21) etwas stärker gewählt werden. Die Säule J. 

 ist tianz vorn auf der Schieferplatte fixiert. Auf ihr sitzt die Oabel BC, 

 die die Achse 1> trägt, die zwischen Spitzen gelagert ist. Das Mikroskop M 

 und der Beleuchtungskondensor K (nebst der nicht sichtbaren Spaltblende X) 

 werden von den beiden Stangen St getragen. Damit man die Vorrichtung 

 nötigenfalls für verschiedene Zeigerlängen benutzen kaim. lassen sich die 

 Stangen St in den Röhren B nach Lüftung der Schräubchen Seh ent- 

 sprechend verschieben. Während der Ablesung muß das Mikroskop natür- 

 lich fixiert werden, da man sonst nicht am Okularschraubenmikrometer 

 (in der Fig. 21 durch ein gewöhnliches Okular ersetzt'.) manipulieren könnte. 

 Hierzu dient der schon oben (S. 100) erwähnte Holzkeil, der einen recht 

 kleinen Winkel besitzt. In der Photographie (Fig. 22) sieht man ihn rechts 

 stehen, beim (iebrauch wird er an passender Stelle von links nach rechts 



*) Dasselhe wurde mir, gleich vielen anderen feinmechanischen Arl)eiteD. vom 

 Mechaniker des Grazer pliysiologischen Universitats-Institntes Herrn C. Ji'or~ck geliefert. 



