Einrichtung u. Geliranch d. zu cliem. Zwecken verwendliuren Mikrowagen. 2Q9 



PapiiTschirm von 15 — 20 cm Durchmesser. Das auf der Photographie sicht- 

 bare Gegengewicht (in Fig. 21 punktiert augedeutet) balanziert das Mikroskop 

 nicht völUg aus, so daß letzteres stets mit leichtem Druck auf dem 

 Keil ruht. 



Man erkennt auf dem Bilde (Fig. 22 1 das abgehobene Gehäuse mit 

 geöffnetem Schieber. Die Skalenplatte ist deutlich zu sehen, der Balken 

 eben noch, Arbeitsschälchen und das zugehörige Aufhängehäkchen können 

 kaum wahrgenommen werden. 



5. Empfindlichkeit. Bei den Versuchen mit dem beschriebenen 

 Modell zeigte sich, daß man bei einer Empfindlichkeit von 



1 Teilstrich der Mikrowagenskala = 4 y 



noch eine völlig entsprechende Konstanz der Nuhage erzielen konnte. Bei 

 Anwendung des Okular seh raubenmikrometers. welches Vso eines 

 Skalenintervalls abzulesen erlaubte, ergab sich für einen Teilstrich der 

 Trommel eine Empfindlichkeit von 008 y oder abgerundet von 



0-0001 mg. 



Cbrigens ließ sich auch ein halbes Troramelintervall am Schraubenmikro- 

 meter noch gut wahrnehmen und im mikroskopischen Bild beurteilen, so 

 daß die maximale Leistung etwa dem halben angegebenen Betrag ent- 

 spricht. 



Die Schwingungsdauer (von einem Umkehrpunkt zum anderen) be- 

 trägt IV2 Sekunden. Die Beruhigung des Balkens tritt bei vorsichtigem 

 Senken der Arretierung nach einer Minute ein. 



a) Modell B, Genauigkeit 00003 mg. 



Bei dem etwas weniger empfindlichen Modell wurden andere Ab- 

 messungen gewählt. Der Quarzbalken ist aus einem 0"5 mm dicken Stäbchen 

 verfertigt und ungleicharmig, d. h. der linke (Zeiger-) Arm l)eträchtUch 

 länger als der rechte Arm, der die Last trägt. Annähernd beträgt die 

 Länge des 



rechten Armes 7"5 cm 



und die des linken Armes .... 17 cm. 



Das Okular Schraubenmikrometer ist entbehrlich, was die Mani- 

 pulation etwas vereinfacht (und den Preis erhebhch vermindert), da man 

 mit dem gewöhnlichen Okularmikrometer gut auskommt; die Tubuslänge 

 wird wie oben beim weniger empfindlichen Modell so bemessen, daß sich 

 ein Teilstrich der Mikrowagenskala auf zehn Teilstriche des Okularmikro- 

 meters projiziert. Ein Beleuchtungskondensor erwies sich unnötig, nur die 

 Anbringung einer einfachen Blende erschien zweckmäßig. Sie besteht z. B. 

 aus einem Stück schwarzen Kartons mit einer kreisrunden — besser spaltför- 

 migen — Öffnung. Damit die Blende den Bewegungen des Ablesemikroskops 



