110 



F. Emicli. 



folgt, ist sie mittelst eines gebogenen Drahtes mit ihm verbunden. Ferner 

 erwies sich die Anbringung des oben erwähnten Papierschirmes zur Ab- 

 haltung dei' vom Beobachter ausgehenden Wärmestrahlen notwendig. Die 

 Abbildung (Fig. 2^-^) soll von der Anordnung eine ^'orstellung geben. Zu 

 bemerken wäre etwa noch, dal) die beiden Fenster links und rechts nur 

 sehr undeutlich zu sehen sind: der Beleuchtungsspiegel für das Arbeits- 

 schälchen wurde bei der Aufnahme gewendet, damit die Einrichtung auf 

 der Rückseite erkennbar wird. 



Das Wagegehäuse ist 281/2''"' lang, b^/.^cm. breit und 10 c;;^ hoch. 

 Die Anwendung eines Glasgehäuses, das ja bequemer wäre und gefälliger 

 aussehen würde, verbietet sich, wie wiederholt festgestellt wurde, durch 

 die oben erwähnten Temperatureinflüsse. 



Fig. -JS. 



Erajjfiudlioho Nernstwage, Modull B. 



Die Empfindlichkeit wurde so reguliert, daß ein Teilstrich der (jlas- 

 skala ca. (3 y entsprach: da man im Okularmikrometer ^/jo eines solchen 

 Intervalls ablesen und V'oq verläßlich schätzen konnte, betrug die Genauig- 

 keit 0-3 Y oder 



0-(l003 mg. 



Die (gravierte) Skala hatte die Abmessungen wie beim gewöhnlichen 

 Modell: ich brauchte dieselbe nicht auszuwerten wie bei Modell Ä. Die Ge- 

 fäße können in der oben beschriebenen Weise gepreßt werden. Bequemer 

 sind Tiegelchen aus porenfreier (elektrolytischer) Folie, die mir von Heraeus 

 (Hanau) geliefert wurden. Ihr Gewicht ist ca. 50 m^ ohne Deckel. Die 

 Schwingungsdauer beträgt etwa 2 Sekunden, die Beruhigung des Balkens 

 tritt nach 3 Minuten ein. 



