Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. WY 



Eichung und Gebrauch der Wagen. 

 (Vgl. auch S. 101.) 



^'or Durchfülirung der Eichversuche soll man \vieder durch ein paar 

 Piückstaudsbestimmungen feststellen, in welchem Gebiet der Skala die Aus- 

 schläge die beste Proportionalität aufweisen, da die Eichgewichte in diesem 

 Gebiete zu wägen sind. Oft wird dieser Skalenbereich den An- 

 sprüchen des Arbeitenden überhaupt genügen und er kann sich 

 die etwas mühsamen Eichversuche ganz ersparen, wenn die 

 Brauchbarkeit des Instrumentes durch eine Peihe weiterer 

 Ptückstandsbestimmungen, z. B. mit den oben angegebenen Eich- 

 substanzen, erwiesen ist. Bei dem Modell Ä war dies bei vier Aufstel- 

 lungen zweimal der Fall. Modell B arbeitet zwischen den Skalenstrichen 

 und 100, d. i. über die halbe Skala, gleichfalls proportional. 



Die Eichung geschieht übrigens nach dem von Nemst, bzw. E'tesen- 

 feld und Möller angegebenen ^'erfahren, worüber das Nähere S. 121 zu 

 finden ist. 



Da Drähte von so kleinen Dimensionen leichter verloren gehen, be- 

 nutze ich Stückchen von Folie (Dicke 0'0025 mm), die auch bequemer zu 

 markieren sind, indem man ihnen die Form von Dreiecken, Rechtecken usw. 

 gibt. Die etwas größere Mühe, die das Egalisieren auf ähnhches Ge- 

 wicht mit sich bringt, wird durch die angegebenen Vorteile ausgeglichen. 

 Die Gewichtchen müssen natürhch möglichst vor Staub geschützt aufbe- 

 wahrt werden, auch empfiehlt es sich, sie vor jedesmaligem Gebrauch 

 schwach auszuglühen. Am bequemsten ist es, jedes Gewichtchen in einen 

 Halbkubikzentimeterporzellantiegel ') zu legen und diese Tiegelchen an 

 markierte Stellen unter eine Glasglocke zu stellen. Wird ein Gewicht ge- 

 braucht, so bringt man den betreffenden Tiegel auf einen Platinlöffel, den 

 man bis zum Rotwerden erhitzt. Nach dem Abkühlen des Tiegelchens wird 

 das Gewicht an der aufgebogenen Ecke mit einer feinen Stahlpinzette (mit 

 glatten Spitzen) zart gefaßt und an die gewünschte Stelle gebracht. Bei 

 Modell Ä sind die Gewichte so klein, daß man die angegebenen Manipu- 

 lationen teilweise unter dem Mikroskop ausführen muß. Dies verursacht 

 gar keine besondere ]Mühe, w'enn man sich eines binokularen Instrumentes 

 bedient. Die Resultate der Eichung werden auf MilUmeterpapier aufge- 

 tragen ; meist ist der Verlauf der Kurve ein sehr einfacher, ja oft ist sie. 

 wie gesagt, überhaupt entbehrlich. 



Das Wägen. Vor jeder Wägung wird die Nullage kontrolliert, 

 bzw^ wiederhergestellt. Vgl. hierüber das auf S. 100 geschilderte Verfahren. 

 Der daselbst erwähnte, langstielige Metallöffel, auf dem beide Schälchen 

 hintereinander Platz haben, ist von nachstehender Gestalt (Fig. 24). Der 

 eigentliche Löffel und der anschheßende Teil des Stieles sind für die hoch- 



*J Erhältlich bei der kgl. Porzellanmanufaktur Berlin, Wegelystr. 



