Einrichtunjr "■ Gobraucli tl. zu choin. Zwecken ver^Yendbal■en Mikrowagen. 115 



halten, habe ich Wasser, das nur mit <^)uarz in Berührung gekommen war. 

 in einem (^uarzschälchen abwechselnd in eine Schwefeldioxydatmosphäre 

 und in den Dampf von rauchender Salpetersäure gebracht. Überhaupt wird 

 man, wenn angängig, gasförmige Reagenzien anwenden. 



3. Die Auswahl der Beispiele betreffend, sei bemerkt, daß ich mich 

 auf solche Fälle beschränkte, von welchen eine häufigere Anwendung er- 

 wartet werden kann. Tatsächlich ist das Gebiet, auf welchen Rückstands- 

 bestimmungen Aufklärung bringen können, ein ziemlich ausgedehntes: bei 

 den organischen Basen kann man z. B. die oft gut kristalli- 

 sierenden Chloroplatinate, Chloroaurate und Chromate, bei den 

 Säuren etwa die Salze des Kaliums, Bariums, Silbers usw. benutzen. 

 Die Bestimmungen nehmen wenig Zeit in Anspruch, da die kleinen 

 Gefäße ungeheuer rasch abkühlen und gleich nach dem (rjühen 

 schon gewogen w^erden können. 



Eine Kaliamliestimmung in 003 m// Weinstein mittelst Modell ^^l. bei der das- 

 Snlfat dreimal mit Ammoniak heliaudelt und viermal geglüht wurde, nahm samt Iieinisrung 

 des Tiegels und Berechnung der Analyse 33 Minuten in Anspruch ; eine Rückstandsbe- 

 stimmung in OlS mg Gips mittelst Modell B dauerte 18 Minuten, und zwar gingr im- 

 letzteren Fall ein guter Teil der Zeit beim Wägen verloren, während sich der Balken 

 beruhigte. 



4. In bezug auf die unten folgenden Zahlenangaben ist zu bemerken: 

 aj Bezüglich des Modells B, Genauigkeit 03 y. Die Zahlen be- 

 deuten die abgelesenen Skalenausschläge nach Abzug der jeweiligen Ruhe- 

 lage des Arbeitsschälchens. Nur beim ersten Beispiel wird auch diese an- 

 geführt. Eine Korrektion war, wie schon bemerkt, nicht eiiorderlich. Ein 

 Teilstrich der Mikrowagenskala entspricht 63 v. 



bj Bezüglich des Modells A, Genauigkeit Ol y. Die Zahlen be- 

 deuten korrigierte Skalenwerte, und zwar waren, wie schon angedeutet, 

 teilweise zweierlei Korrektionen erforderlich, nämlich eine wegen Ungenauig- 

 keit der Skala und (eventuelli noch eine wegen Nichtproportionalität der 

 Ausschläge, welche zweite Korrektion der Eichkurve entnommen wurde. 

 Nur im ersten Beispiel sind diese Daten wieder voll aufgeführt. Bei den 

 meisten Bestimmungen entsprach ein Skalenintervall 4'3y: die größere 

 Genauigkeit ergab sich bekanntUch aus der Ablesung mittelst des Okular- 

 schrauben mikrometers. 



Die bei beiden Modellen in Klammern hinzugefügten Ge- 

 wichte in Milligrammen sind nur zur Orientierung angegeben 

 und haben nicht Anspruch auf Genauigkeit, sie sollen nur zeigen, 

 daß die Bestimmungen beim empfindlicheren Modell A mit 

 O'Oo— 0*06 wy möglich sind, während das weniger empfindliche 

 Modell B einige Zehntelmilligramme Substanz erfordert. 



5. Da die Aufzählung aller ausgeführten Bestimmungen viel zu viel 

 Raum beanspruchen würde, mußte eine Auswahl getroffen werden. Ich habe 

 dabei möghchst Analysen einer Serie bevorzugt und ferner solche, welche 

 öfter wiederkehrende Werte ergeben haben. Die Wage B wurde imr in 



