Einrichtuntr u. Gebmuch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Miki-o\Yagen. \\^ 



III. Die Wage von E. H. Riesenfeld und H. F. Möller. M 



a) Aufstellung, Gehäuse. 



Biesenfeld und Möller stellen die von ihnen verbesserte Kernst wage 

 in einem sehr gleichmäßig temperierten Kellerraum auf einer Schiefer- 

 platte auf, die in die Wand eingemauert ist. Das Gehäuse seihst ruht mit 

 drei Fußschrauben auf diesei* Platte. Sein Unterteil ist zweckmäßig auch aus 

 einer Schieferplatte verfertigt, er ist rechteckig, 20xi>0cni und 1-6 rm dick. 

 Der AVagekasten selbst ist aus Holz und Glas in der gewöhnlichen Weise 

 zusammengefügt, die Dimensionen sind iOx 10x20 cm. Alle Öffnungen 

 sind mit Tuch abgedichtet, damit der Innenraum trocken gehalten werden 

 kann. Auf der einen Seite befindet sich wie beim ursprünglichen Nernst- 

 schen Modell eine Tür. ihr gegenüber besteht die Wand aus einer Plan- 

 scheibe, damit die Ablesung mit Fernrohr und Skala möglich ist. Die übrigen 

 Wände können aus gewöhnlichem Fensterglas hergestellt sein. 



b) Der Balken. 



Auf einem V)r>// langen (^)uarzfadon von 12\)[j. Dicke, der zwischen 

 den Zinken einer Messinggabel !>. Fig. 26-), gespannt ist, ruht ein Balken 

 von 13<?w Länge und 78 wr/ (iewicht. Er besteht aus einer (ilaskapillare, 

 die man mittelst braunen Siegellacks am Quarzfaden festkittet. Der Sie- 

 gellack soll spröd sein, da die nicht spröden Sorten im Sommer weich 

 werden. Der Pialken ist ungleicharmig : der linke, 3 cm lange Arm trägt 

 ein Spiegelchen r/, das aus dem vierten Teil eines gut geschliffenen Deck- 

 gläschens durch Versilberung hergestellt wird und ISOy/Ar/ wiegt. Der 

 rechte Puilkenarm ist 10 cm- lang, an seinem Ende befindet sich die gleich 

 zu beschreibende ..Torsionsschneide". Sie wurde erst nach verschiedenen 

 Vorversuchen eingeführt, die übergangen werden köimen. 



15ei der Torsionsschneide, die wir schon oben S. MT kennen gelernt 

 haben, gabelt sich der Balken und trägt zwischen den so entstandenen Zinken 

 einen Quarzfaden r von der oben angegebenen Dicke. In dessen Mittel- 

 punkt ist ein weiterer Quarzfaden ;/ angesetzt, der nach unten geht und 

 der die Last trägt. Dieser zweite Quarzfaden soll besonders fein sein, ein 

 solcher von 0'04: »un erwies sich als zu stark. 



Die ..Schneide- wurde an einem Instrumente geprüft, das für Img 

 einen Ausschlag von 330 Skalenteilen gegeben hätte. Hiebei wurde, wie 

 bei allen Wjigungen. vor und nach jeder Wägung der Nullpunkt bestimmt 

 und das Mittel beider Ablesungen als wahre Nullage anaesehen. So er»ab 



') Zeitschr. f. Klektrochcmie. 21. S. 131 {1915). 



-) Man erkennt leicht, daß die drei Teile der Fig. 2(5: reclits üben. Jinks oben 

 und links unten zusammengehören, indem sie die (irtliognnalen Projektionen des Bal- 

 kens (d. h. bzw. Seitenansiclit. Vorderansicht und (irnndriß) darstellen. Der Teil rechts 

 unten zeigt die Gewichte und die Häkchen zum Anfassen derselben. 



