Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 121 



gesenkt imd dieses erst preßt die beiden Backen g, zwei kleine ^'og■el- 

 federn, zusammen. In einer p]ntfernung von Vbin vom Drehpunkt befin- 

 den sich die (vertikale) Skala und das Fernrohr. Zur Beleuchtung der er- 

 steren dient eine Glühbirne, die mittelst Schnur und Bolle gehoben und 

 gesenkt werden kann. 



c) Ausführung einer Wägung. 



Zur Kontrolle der Nullai^e benutzen Riesenfeld und Möller den Glas- 

 körper Fig. 26 B. Während er sich auf der Wage befindet, bringt man 

 die Substanz aufs Schälchen. Ist die Wage zur Buhe gekommen (nach 

 etwa o Minuten), so liest man den Stand des Balkens im Fernrohr ab. 



Fig. 27. 



>^ F. 



Arretierungsvorrichtung zu obiger Wage. 



Alle zu wägenden Geräte etc. sind nach Möglichkeit im (iehäuse aufge- 

 hängt, zum Manipulieren dienen nicht Pinzetten, sondern Glasstäbe, die 

 mit passenden Häkchen, Köpfen oder Schüngen aus (ilas bzw. Platin ver- 

 sehen sind. -- Zum Trocknen des Inuenraumes verwenden Biesen fehl und 

 Möller Phosphorpentoxyd. Während einer Wägung sollen Tempe- 

 raturschwankungen vermieden werden. 



d) Die Eichung 



besorgen die Autoren in der Weise, daß sie zunächst ein und dasselbe 

 kleine Gewicht e (Platinstückchen) in verschiedenen Gebieten der Skala 

 wägen. Indem man die so gewonnenen Besultate is. Tabelle) graphisch 

 verwertet, erhält man die Kurve Fig. 28 J, bei der die Abszissen Skalen- 

 teile, die Ordinaten die Differenzen vom berechneten Wert angeben. 



