124 



F. Emich. 



hält die Werte der Gewichte a bis t, die aus den in der ersten Tabelle 

 stehenden Ausschlägen mittelst der Eichkurve berechnet wurden. 



Gewiclit 



Gcmissem- Skalenteilf 



Normale Skalenteile 



7-50 

 14-40 

 29 09 

 39-89 



7-59 



1-2H 

 13-92 

 29-01 

 3917 



7-32 



Die einzelnen Kontrollwäsiungen können dann, wie gesagt, durch- 

 geführt werden, indem man die (iewichte in allen möglichen Kombina- 

 tionen wägt. Biesenfeld und Möller erzielten dabei (von einer einzigen Aus- 

 nahme abgesehen) eine Übereinstimmung auf + O'Ol Skaleiiteile (Zenti- 

 meter). 



Bei der Aufstellung, von der im vorstehenden die Zahlen angegeben 

 sind , hatte die Wage eine Empfindlichkeit von 1 mg = 80 Skalenteilen. 

 Sie konnte aber, wie schon mitgeteilt, auf 1 ing = 830 Skalenteile gestei- 

 gert Averden. 



Mittelst dieser Wagen wurden namentlich Mikroelektrolysen mit einem 

 Materialaufwand von z. B. 70 bis 190 Mikrogrammen ausgeführt. Die Re- 

 sultate stimmen auf etwa ein halbes Prozent. ^) 



C. Federwagen. 



Die Federwage besitzt eine Reihe von \'orteilen, wie einfache Bau- 

 art und die Möglichkeit, rasch arbeiten zu können. Diesen Vorteilen stehen 

 hauptsächlich drei Nachteile gegenüber; der eine besteht in den Folgen 

 der elastischen Nachwirkung, der andere in dem großen Einflulj von Tem- 

 peraturschwankungen und der dritte in dem Umstand, daß es bisher nicht 

 gelungen ist, Federwagen zu bauen, die eine große ^'orbelastung (Tara) 

 vertragen. Von diesen Nachteilen kommt hauptsächlich der letzte in Be- 

 tracht, denn die elastische Nachwirkung kann durch Bauart und Material 

 ziemlich weitgehend ausgeschaltet werden, und der Einfluß der Temperatur- 

 schwankungen hat bei raschem Arbeiten nicht viel zu bedeuten. Wenn es 

 daher gelänge, die dritte Schwierigkeit zu überwinden, so müßten sich die 

 Federwagen schnell beim Mikroanalytiker einbürgern. Der Weg dürfte ge- 

 geben sein durch die Kombination der Federwage mit der Hebelwage, welche 

 Kombination in dem Instrument von Hartmann und Braun schon vorliegt. 



') E. IL Riesenfeld und H. F. Müller, Ztsclir. f. Elektrochemie. 21. S. 137 (1915). 



