Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. ZM'ecken verwendbaren Mikrowagen. 125 



Wir werden die folgenden Federwagen besprechen: 



I. Die AVage von E. Salvioni. 



IL Die Torsionsfederwage von Hart mann und Braun. 

 III. Die Projektionsfederwage des A'erfassers. i) 



I. Die Wage von Enrico Salvioni/) 



a) Beschreibung. 



Die",Wage besteht in ihrem wichtigsten Teil aus einer etwa hori- 

 zontal eingespannten elastischen Feder, die an dem einen Ende ein zartes 



Fig. 30. 



Rückenansicht der Salvioniwage. 



Schälchen trägt, das das Wägegut aufnimmt. Die Durchbiegung der Feder 

 wird mittelst eines Horizontalmikroskops gemessen. 



Salvioni hat ausgerechnet, daß sich z. B. eine Glasfeder von {)-lbmm 

 Durchmesser und 100 mm Länge bei einer Mehrbelastung mit 1 y um 

 einen Betrag biegen muß, der im Sehfelde des Mikroskops bei lOOfacher 

 Vergrößerung den deutlich wahrnehmbaren Betrag von 0*2 mm ergibt. Eine 

 solche Glasfeder — das Nähere über die Materialien, mit welchen Salvioni 

 experimentierte, folgt unten — kann leicht 100 mg tragen, ohne zu brechen. 



') Nach der S. 55 gegebeneu Definition gehört das Instrument zwar nicht mehr 

 zu den Mikrowagen; wir glauben es aber wegen der einfachen Bauart und bec^uemen 

 Arbeitsweise doch beschreiben zu sollen. 



-) Misura di masse comprese fra g 10— i e g 10—". Messina 1901. In den Konzern- 

 bibliotheken erhältlich. — Gieseii, Ann. d. Physik. 10. S. 830 (1903). — Im wesentlichen 

 folgen wir W. Lenz, Apotheker-Zeitung. 1912. Nr. 21/23. — Ein kritischer Bericht von 

 Scheel findet sich in der Zeitschr. f. Instrumentenkunde. 24. S. 153 (1904). 



