126 



F. Emich. 



Die Einrichtung der Salvionischen Wage ist aus den Fig. 30 — 35 

 ersichtlich. Dabei bietet Fig. 30 die Längsansicht von rückwärts. Plg. 31 

 die Queransicht, die Fig. 32 — 35 zeigen die wichtigsten Einzelnheiten. 



]'ig.31. 



Seitenan-^icht der Salvioni wage. 



Auf einer mit drei Stellschrauben versehenen Fuliphitte von Talisan- 

 derholz ist die horizontale Messingführung B befestigt, in der mit sanfter 

 Reibung die Führung gleitet, die die Säule C trägt. An dieser befindet 

 sich der verschiebbare Träger S, an dem das Ende der Glasfeder / be- 



Fig. 32. 



Zur Salvioniwage. 



festigt ist. Die Führung B endigt (Fig. 30 linksj in einem Ansatz, auf 

 dem der Träger des Mikroskops M ruht: an demselben Träger ist auch 

 die Stellvorrichtung K befestigt. lUickwärts trägt die Messiugführuug B 

 einen Träger d für die kleinen Gewichte. Das Ganze ist von einem Ge- 

 häuse aus starkem Messingrahmen und Spiegelglasscheiben umgeben, das 



