128 ^- Emich. 



deutet einen Spinnwebfaden, auf den man das Mikroskop einstellt, dessen 

 Okular eine Skala von 10)nm= 100 Teilen besitzt.') c ist die Spitze 

 einer Nähnadel, auf der das kleine Platingehänge g ruht, das etwa bmg 

 schwer ist. In einzelnen Fällen kann man die Last auch wohl unmittelbar 



Fig. 35. 



r 



'Fi- 



1' 



Feder der Salvioniwage. 



auf die Nadelspitze aufhängen, natürlich muß jene dann mit einer ent- 

 sprechenden Kappe versehen sein. 



b) Federn und Gewichte. 



Die Durchbiegung der (ilasfeder erfolgt innerhalb gewisser Grenzen 

 (s. u.) proportional den Belastungen. Als kleinste Gewichte benutzte Sal- 

 vioni Kokonfäden, die bei einer Länge von 2^4 cm 0"1 mg schwer sind. 

 Da die Glasfeder nicht frei von elastischen Nachwirkungen ist, muü immer 

 gewartet werden, bis die Marke im Mikroskop stationär geworden ist. 

 Beim ersten Versuch muß die Feder durch zwei Stunden belastet bleiben: 

 damit man später nicht so lange warten muß, sind die Glasfedern im 

 unbelasteten Zustand durch die Vorrichtung K (Fig. 30) am Emporschnellen 

 gehindert. Sie ermöglicht eine grobe und eine feine Einstellung und kann 

 der Feder bis auf ein paar Zehntelmillimeter genähert werden. Größere 

 Gewichte werden aus Platindraht von Ol mm Dicke verfertigt. Die Hygro- 

 skopizität der Kokonfäden hat Salvioid nicht gestört, da die Luft im Ge- 

 häuse getrocknet wurde; immerhin glaube ich von der Benutzung dieses 

 Materials abraten zu sollen. Aus Alumini um draht von 0"05 mm Durch- 

 messer lassen sich ( jewichte von 10 y und darunter noch ganz gut her- 

 stellen (vgl. S. 75 und 144). 



Die Stahlfedern sind Unruhfedern, wie man sie in den Taschenuhren ver- 

 wendet. (Eine solche Feder von 7 cm Länge, 0'05 mm Dicke und 0"2ö mm Breite 

 biegt sich bei Belastung mit 5 mg um etwas weniger als einen Zentimeter 

 durch, entspricht also den hier zu stellenden Anforderungen.) Aus der folgenden 

 Tabelle erkennt man, daß Salvioni eine große Zahl von Federn durchprobiert 

 hat. Mit Quarzglas, das bekannthch große Festigkeit und Elastizität und zu- 

 gleich einen sehr kleinen Ausdehnungskoeffizienten besitzt, hat Salvioni 

 nicht experimentiert, da ihn das Jenaer Glas 59'", das die kleinste elasti- 



') Die im Original angegebene 90fache Vergrößerung würde z. B. mittelst Huyghens- 

 ■Okular 11 und .^ez/j-Objektiv B bei 18 cm Tubuslänge erzielt werden können. 



