Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 129 



sehe Nach\Yirkung' zeigte, vollkommen befriedigte. Das Jenaer Glas 16"' i) 

 bewährte sich gleichfalls, Stahl weniger und am wenigsten das französi- 

 sche Glas. 



Über Material und Dimensionen der Federn gibt die folgende Tabelle 

 Aufschluß. 



Ott 



Duichmesser 

 mm; 100 



])icke 

 »ij« 100 



Breitt 

 mm 



Jenaer Glas .59 III . . . 

 „ 59 III . . . 

 „ 59111 . . . 



Weißes französisches (Uas 



Jenaer Glas 59 III 

 Stahl 



Jenaer Glas 16 III 

 „ 16 III 

 „ 16 III 



Stahl 



Jenaer Glas 59 III 

 ,. 16 III 



70 

 7-9 

 8-0 

 7-5 

 8-0 

 7-9 

 7-0 



15-0 

 7-3 

 7-3 

 7-9 

 70 

 8-0 

 73 

 75 



14-0 



14-5 

 100 

 7 '5 

 8-0 

 6—7 

 100 

 140 

 17-18 



10 



14—15 



7"5 



17—18 

 17—18 



018 

 0-23 



0-21 



c) Genauigkeit. 



Über die erreichbare Genauigkeit geben eine Anzahl Tabellen Auf- 

 schluß, die wir nicht abdrucken. Es genüge die Bemerkung, daß z. B. 

 einem bestimmten (gewicht von ca.yO'l mc} bei sieben (Doppel-j Wägungen 

 die folgenden Ausschläge (Skalenteile im Okularmikrometer) entsprachen : 



48-15; 48-00; 47-95; 47-90; 47*90; 47-95; 48-00. 



Die Empfindlichkeit der verschiedenen Federn war natürlich eine sehr 

 verschiedene: ein Teilstrich des Okularmikrometers entsprach (vgl. obige 

 Tabelle) z. B. 



bei Feder Nr. 3 0-8— 1-3 y 3) 



,.8 7-02 



,, .. ..1 16-5—49-7 ,.*j 



,,. ,.15 69-7 „ 



Salvloui gibt an, daß er Massen von 1 — 200 mg mit einer Genauig- 

 keit von 1 : 10000 vergleichen konnte; bei Massen unter \mg ist eine solche 



') über die elastischen Eigenschaften dieses Glases vgl. Liiding, Phvsik. Z. 1899. 

 S. 124. 



-) Die Dimensionen der Fäden Nr. 1—4 haben Salvioni am meisten befriedigt, 

 ^j Bei Veränderung der Belastung von 1 — 5 mg. 

 *) Bei Veränderung der Belastung von 10 — 200 /«//. 



Abderhalden. Handbuch der liioclmmischcn Arbeitsmethoden. IX. 9 



