130 F. Em ich. 



Genauigkeit dagegen nicht zu erreichen. Beispielsweise ergab sich aus zwei 

 Versuchen, von denen jeder dreizehn Ablesungen erforderte, das (iewicht 

 eines 5 mg schweren Platindrahtes B, verglichen mit dem Draht A zu 



B = A-\- 0-15095 m(j und 



£ = ^ + 0-16161 ,/. d.h. im Mittel 



B—A-\ 0-1608 .. ± 0-0006 »?//. 



d) Abänderung der Wage durch Giesen. 



Die Sahionische Wage wurde von Giesen in einer Arbeits verbessert, 

 die er im physikalischen Institut des Prof. Kai/ser (Bonn) ausführte. 



Giesen bringt das Mikroskop ganz außerhalb des Waggehäuses an. 

 Ferner erhielt der Glasfaden bei a (Fig. 35) eine derartige Biegung senk- 

 recht zur Zeichenebene, daß der Spinnwebfaden senkrecht auf der Ebene 

 der Glasfeder stand. Diese befindet sich dann mit dem Mikroskope in 

 einer Kichtung. 



Der Glaskasten bestand aus einem zylindrischen (lefäß von 14 cm 

 Länge und 10 cm Durchmesser (die Achse des Zyhnders horizontal). Vorne 

 und hinten war das Gefäß durch aufgeschliffene Plan- 

 Fig. ae. gläser von S nun Dicke verschlossen: es konnte infolge- 



dessen ausgepumpt und mit beliebigen Gasen gefüllt 

 werden. Dieser Glaskasten war ferner mittelst Schrauben 

 an einem entsprechend vertieften Holzblock befestigt, der 

 auf einem soliden Wandkonsolbrett ruhte. Die Wage selbst 

 war auf einem im Innern angebrachten Schlitten, ähnlich 

 wie bei Salvioni montiert. Zum Festklemmen der Glas- 

 feder am einen Ende diente eine einfache \'orrichtung\ 

 ''wage. "'^''" die man sich aus einem lilechstreifchen leicht herstellen 



kann. Sie ist in Fig. 36 abgebildet. 

 Durch die Öffnungen a und b wird die Glasfeder hindurchgesteckt, 

 auch füllt man den Zwischenraum mit Siegellack aus. Durch die Öffnung c 

 wird eine Schraube hindurchgeführt, so daß man das Blech und damit 

 auch die Glasfeder um c drehen oder auch daselbst fixieren kann. Da- 

 durch läßt sich die Feder, die 8 cm lang ist, den verschiedenen Belastungen 

 anpassen. 



Zur Herstellung von Gewichten benutzt Giesen Aluminiumdraht von 

 0-1 mm Stärke; man schneidet davon Stückchen von 4 mm Länge, möglichst 

 alle gleich lang und wiegt sie miteinander auf einer guten Analysenwage. 

 Das Einzelgewicht erfährt man durch Division. Dieses Verfahren ist natür- 

 lich nicht sehr genau. — Beim Mikroskop wendet Giesen 48fache Ver- 

 größerung an. 



Giesen benutzte die Wage 1. zur Bestimmung des spezifischen Ge- 

 wichtes von Gasen; dabei wurde die W^age mit einer 200 ing schweren 



') Cit. S. 123. 



