Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. |31 



Glaskugel von 2cm Durchmesser belastet und das (Gehäuse abwechselnd 

 mit dem zu untersuchenden Gas und mit Luft gefüllt ; 2. zur Bestimmung 

 der Wasserhaut bei Glas und Metallen ; 3. zur Bestimmung der Adsorp- 

 tion von Gasen durch Kohle. In allen diesen Fällen erwies sich das In- 

 strument als recht brauchbar. 



e) Weitere Abänderungen der Salvioni-Wage. 



1. Eine weitere, aber kaum wesentliche Abänderung erfuhr die AVage 

 durch Charles M. Bäzzoni. ^) Er erreichte mittelst eines Quarzfadens von 

 Q-l?,mm Dicke eine Empfindlichkeit von OOTy für einen Teilstrich des 

 Okularmikrometers. Ein noch feinerer Faden ergab eine solche von 0"01 v. 

 Bazzoni stellte (wae übrigens Salcioni längst gefunden hatte) die Flüchtig- 

 keit des Moschus fest. 



2. Bei der Darstellung chemischer Präparate in sehr kleinem 

 Maßstabe benutze ich neuestens eine ganz einfache 6'«7fiom-Wage. Sie 

 wird mit Hilfe einer Glasfeder verfertigt, die etwa0'2»^w dick und 12 c»/ 

 lang ist und deren freies Ende mittelst eines Wolframdrahtes ein Häkchen 

 trägt, an dem man ein Platinbügelschälchen bzw. -Filterschälchen anhängen 

 kann. Letzteres dient zum Absaugen der Kristalle. Die Feder ist z. B. an 

 einer lotrecht aufgestellten Glasscheibe (drehbar, s. Fig. 36) montiert und 

 das freie Ende spielt vor einer Kartonskala, die, empirisch geeicht, bis zu 

 bOmg reicht und halbe Milligramme schätzen läßt. 2) Mikroskop und Ge- 

 häuse sind weggelassen, im unbenutzten Zustand stülpt man eine Glasglocke 

 über das Instrumentchen. Seine Herstellung erfordert keine Kosten, die 

 AYägungen gehen sehr schnell vonstatten, auch ist es gegen Erschütterungen 

 und Laboratoriumsluft unempfindlich. 



II. Direkt zeigende Torsionswage von Hartmann und Braun, 

 A.-G., Frankfurt a. M. 



Die ..Torsions wage- von Hartinami und Braun ist gleichfalls eine 

 Schnellwage der Mikrochemie. Die Einrichtung ist aus der folgenden 

 Fig. 37 zu entnehmen. 3) Eine zarte, zwischen Spitzen gelagerte Achse, 

 an deren Enden sich die Federn F und / befinden, trägt einen leichten 

 Arm a. der mit dem Zeiger h verbunden ist. Von den beiden Federn ist 

 die rückwärtige / mit der Justierschraube g in A'erbindung , die vordere 

 F hingegen mit einem Stellhebel d, dessen Drehung an dem Zeiger c ab- 

 gelesen werden kann, der sich vor einer Kreisteilung bewegt. Dreht man 



'j Jouru. of the Franklin Institute. 180. 461 (1915). Referiert im Chem. Zeutralbl. 

 I. 237 (1916). 



-) Darnach ist das Instrunaentchen im Sinne der eingangs gegebeneu Definition 

 keine Mikrowage. Die Er\yähnung erfolgte, weil es bei mikrochemischen Arbeiten gute 

 Dienste leisten kann. 



"J Fr. Voller, Zeitschr. f. angew. Chemie. 28. S. 54 (1915). 



9* 



