Fig. 38. 



Einrichtuiijr u. (jebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrnwagen. 133 



die ganze Skalenlänge gehenden Spiegelbogen versehen werden, doch wird 

 diese Einrichtung bisher nur bei den Instrumenten angebracht, die für 

 Belastungen über 30 mg gebaut sind. 



Die Maximallast, mit der das empfindlichste Modell beansprucht 

 werden kann, beträgt 4mY/ bei ungespannter oder i\ mg bei A^orgespannter 

 Justierfeder. Man kann also 

 nur sehr leichte Bügelschäl- 

 chen als Tara verwenden. Sie 

 lassen sich nach dem Douaii- 

 schen Preßverfahren (s. S. lOö) 

 herstellen, übrigens legt die 

 Firma dem Instrument auch 

 ein solches Bügelschälchen bei. 



Die Wagen arbeiten 

 aul'ierordentüch rasch. ..Bei 

 geschultem Personal ist eine 

 Stundenleistung von 400 bis 

 600 Wägungen mit einer Wage 

 zu erreichen." Hartmann und 

 Braun haben das Instrument 

 in erster Linie für die Wägung 

 der Metallfäden von elektri- 

 schen Lampen konstruiert, 

 natürlich ist es auch für Piück- 

 standsbestimmungen geeig- 

 net. Zu biochemischen Zwecken 

 sind die Wagen unter anderem 

 von Ivar Bang V) benutzt wor- 

 den. — Folgendes ist die von 

 der Firma den Instrumenten 

 beigegebene 



Gebrauchsanweisung. 



,. 1. Die Wage ist mittelst 

 der Stellschrauben lotrecht 

 einzustellen. 



2. Die an der rechten 

 Seite des Gehäuses befindliche 

 vernickelte Schutzkappe ist 

 nach rückwärts zu schlagen, 

 um das Ende des Wagebalkens frei zu legen. 



:'). Ist die Wage mit Arretiervorrichtung für deu Wagebalken 

 sehen, so wird der Hebel nach rechts gegen die Säule gedrückt: 



Ansicht der 'l'orsi<insfVderwa^! 



ver- 

 der 



') Biochem. Zeitschr. 49. S. 21 (1913). 



