Einrichtung u. Gebrauch il. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 135 



Stelle des sonst benutzten Projektionsschirraes einnimmt. Der untere, 

 kastenartige Teil D des Gehäuses besitzt seitlich ein Türchen L zum Aus- 

 und Einführen des Schillchens: die im Durchschnitt gezeichneten Wände 

 sind aus Metall, die Vorder- und RückNvand jedoch aus Glas, und zwar muß 

 die dem Projektionsschirm (der Skala) zugekehrte Scheibe teilweise Deck- 

 glasdicke {0"2mm] besitzen, damit keine nennenswerte Verzerrung der 

 Ausschläge eintritt. Das Kugelgelenk M ermöglicht die Vertikalstellung 

 des Apparates bei nicht horizontaler Lage der optischen Bank, der untere 

 Teil y dient zum Einklemmen in ein passendes Stativ, z. B. in den Reiter 

 des Zci/j'schen Projektionsapparates. Die gesamte Anordnung ist noch aus 

 Fig. 40 ersichtlich: es bedeuten:' I die Licht( quelle," II den Kollektor. III 

 eine mit halbprozentiger Kupfervitriollösung gefüllte Küvette zur Absorp- 

 tion der Wärmestrahlen 1). IV den Kondensor. V die Federwage. VI das 

 Objektiv und VII die Skala. Letztere wird so weit gerückt, daß 10 mg 

 einen Ausschlag von 20 — 40 n// ergeben. Ist sie z. B. auf Millimeterpapier 



S^;;: 



IT V n 



Aufstellung der l'rojektioiiswag 



gezeichnet, so können (in der Nähe) die Gewichte auf rund Vso "^^ abge- 

 lesen werden und bis zu dieser (Frenze reicht auch bei raschem Arbeiten 

 die \'erläßlichkeit der Bestimmungen. 



Viele Versuche wurden unternommen, um das passendste Feder- 

 raaterial ausfindig zu machen; bisher sind die besten Piesultate noch 

 immer mit Stahl erhalten worden. Der Draht wird O'Oö— O'OT »»m stark 

 genommen, man wickelt etwa 100 Windungen zu je 7 mm Durchmesser 

 und erhält dann mit \Omg einen wahren Ausschlag von ca. 20 mm. Das 

 Schälchen wiegt ohne Deckel, der entbehrlich ist. Ib mg und besitzt 10 mm 

 Durchmesser und y>m)ii Höhe. 



Die Ausschläge sind den Belastungen nicht völlig proportional, doch 

 kann man die Fehler für die in Betracht kommenden Zwecke mit genü- 

 gender (Genauigkeit durch geringes Schiefstellen der Skala ausgleichen. 

 Vgl. die punktierte Lage der Skala in der Figur. 



Beim Beginn eines Versuches stellt man das Bild der Marke A' auf 

 Null. d. h. auf den untersten Strich der Skala, was durch Pleben oder Senken 



') Vgl. Anmerkung S. H8. 



