136 F. Emich. 



der Federwage oder der Stange H oder endlich durch Verschieben der 

 Skala leicht zu erreichen ist. Hernach zeigt man die Proportionalität der 

 Ausschläge durch Auflegen von zwei oder drei (gut justierten) Zentigranim- 

 gewichten. Endlich kann die Bestimmung vorgenommen werden, sie dauert 

 bei Anwendung von Gips etwa ä Minuten und ergibt stets einen AVasser- 

 gehalt von 20-7 — '10-^y% statt der berechneten 20-UVo- l^er Materialauf- 

 w-and beträgt etwa 20mg. Wenn man den Apparat nicht braucht, spannt 

 man die Feder durch Auflegen eines größeren Gewichtes so weit, als 

 es die Dimensionen des Kästchens gestatten. 



Daß sich der Apparat zu weiteren Vorlesungsversuchen (und auch zu approxima- 

 tiven Bestimmungen überhaupt) eignet, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Tariert 

 man ein (Juarzglasstä b chen, so kann die Flüchtigkeit des Materials nach kurzem Er- 

 hitzen in der Kiiallgasflamme festgestellt werden. ') Unter anderem habe ich auch Gas- 

 dicht ehe Stimmungen in der Weise ausgeführt, daß an Stelle des Glühschälchens 

 ein leichtes Glaskügelcben von etwa 24/«/» Durchmesser aufgehängt wurde. Das Gehäuse 

 wurde durcli Verschmieren mit Vaseliu abgedichtet und mit zwei Zuleitungsröhren ver- 

 sehen, die zu Entwicklungsapparaten für Wasserstoff und Kohlensäure führten. Aus 

 dem Stande der ]\Iarke in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure ergab sich die Dichte 

 der letzteren in drei Versuchen zu 



153. 1 52 und ir)3 

 anstatt 153 für Luft = 1. Da die Feder durch das Glaskügelcben stark gedehnt wird, 

 muß man aber die Röhre B (Fig. 39) entsprechend lang (z. B. gegen '2'"' wählen und 

 der Apparat verliert dadurch an Handlichkeit.-) 



Bei genaueren Versuchen, bei welchen die \'erläugerung der Feder mittelst eines 

 Horizontalmikroskops gemessen wurde, hat sich der Apparat wegen der Inkonst;inz der 

 Xullage, die wohl vor allem mit der elastischen Nachwirkung der Feder zusammen- 

 hängt, bisher nicht bewährt. 



D. Mikrowagen mit elektromagnetischer 

 Kompensation. 



I. Die Wage von Knut Ängström. 



Im Jahre 1895 beschrieb Angst rihn eine Mikrowage mit elektro- 

 magnetischer Kompensation. ^) Das Instrument Fig. 41 besaß einen Alu- 

 miniumbalken von 2 X 46"7 ;yMw Länge und 2-?ig Gewicht, der eine Be- 

 lastung von etwa \g vertrug. Er war an Kokonfäden aufgehängt und in 

 ähnhcher Weise wurden auch die Gehänge mit dem Balken verbunden; 

 zu diesem Zwecke bestehen die Achsen C, D und K aus kleinen Glasiöhren. 

 Q ist ein Gbmmerplättchen, das als Luftdämpfung dient. Der kleine 

 Spiegel S ermöglicht die Ai)lesung mit Fernrohr und Skala. Durch den 

 Anschlag W werden die Bewegungen des Balkens entsprechend begrenzt. 



1) Vgl. s. 70. 



^) Die bisher benötigten Projektionsfederwagen hat mir Herr ünivcrsitätsniecha- 

 niker C. Roczek (Physiologisches Institut. Graz) angefertigt, die fabriksmäüige Her- 

 stellung dürfte die Firma Spind 1er & Hoyer ((jöttingen) üliernehmen. 



^) Ofersigt af kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar. Femtion deaudra är- 

 gänden. Stockholm. S. 643 (1895). 



