138 F. Kmich. 



die das Wägegut ti'ägt, in einen elektrischen Ofen eingesenkt werden. 

 Durch Anwendung eines entsprechenden Stromes in der Spule, die die 

 Anziehung besorgt, kann der Balken immer in die Nullage gebracht, bzw. 

 in ihr erhalten werden. Die Ablesung am (Galvanometer läßt ohne weiteres 

 das Gewicht des Wägegutes erkennen, da Stromstärke und Belastung 

 einander proportional sind. Man kann auch einen Nebenschluß beim 

 Galvanometer so abgleichen, daß die Gewichte unmittelbar in einer be- 

 stimmten Einheit abgelesen werden können. 



Wichtig ist, daß der Magnetismus der Nadel unverändert bleibt: die 

 Spule darf deshalb nur mit sehr schwachen Strömen beschickt werden, 

 auch soll sich die Nadel nicht erwärmen. Urhain konstruierte die Wage 

 so, daß einige Milligramme mit einer Genauigkeit von der Ordnung der 

 Hundertstelmilligramme gewogen werden konnten. Wir sehen also, daß die 

 absolute Genauigkeit der Aiir/ström-'^'Rge nicht erreicht wurde: übrigens 

 wird diese auch nicht erwähnt. 



Der Balken mußte mit Rücksicht auf die sich entwickelnden Gase 

 aus indifferentem Material bestehen. Jjrhain setzte ihn aus Glasstäbchen 

 von Vioo''^^' Dicke zusammen, gab ihm Dreiecksform und '^cm Länge. 

 An Stelle von Schneiden gelangten Platindrähte von ^loo ""'' Dicke zur 

 Anwendung. Die Tragkraft betrug etwa lOOnKj. 



Die Eichung geschah mittelst gewöhnlicher Gewichte bei voller Be- 

 lastung, da sich die Empfindlichkeit mit der Belastung veränderte. 



Dei- elektrische Ofen, der nur für nicht sehr hohe Temperaturen 

 gebraucht wurde, bestand aus einem Dewargefäß. in das eine dünndrahtige 

 Spule eingesenkt wurde ; die Drähte waren durch ein Gestell aus Glasstäben 

 gestützt. Die Erwärmung des Ofens beeinträchtigte, wie ('rhahi mitteilt, 

 die Angaben der Wage nicht merklich. 



III. Hochempfindliche Mikrowage mit elektromagnetischer 



Kompensation/' 



Da das Arbeiten mit elektromagnetischer Kompensation eine Pieihe 

 von Vorteilen versprach, habe ich versucht, die Angsfröm-\\a^e entsprechend 

 zu verfeinern. Es ist dies, wie die folgenden Zeilen beweisen, geglückt, indem 

 gegenüber dem ursprünglichen Modell rund die hundertfache Empfindlich- 

 keit erreicht wurde. Dabei ist die neue Wage verhältnismäßig leicht zu- 

 sammenzustellen, da man das Gehäuse bei jedem Mechaniker anfertigen 

 lassen kann, und da der Balken ebenso einfach ist. wie der der Nernst- 

 w^agen. Die sonst notwendigen Behelfe, wie Widerstand und (Galvanometer, 

 sind in den meisten chemischen Instituten vorhanden, so daii als nennens- 

 ^\'erte Anschaffung fast nur das Horizontalmikroskop übrig bleibt. 



Bei dem Bau des Instrumentes war u. a. der Gedanke maßgebend, 

 es möglichst als „Nullinstrument" einzurichten. Es gelang dies dadurch. 



*) Noch nicht veröffentlicht. — Cber einschlägige vorläufige Mitteilungen vgl. 

 Chem.-Ztg. S. 1462 (1913) und Die Naturwissenschaften. 3. Jhrg. S. 698 (1915). 



