Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendliaren Mikrowagen. 140 



Beim Mikroskope benutzte ich Objektiv a^ von ZcijJ und ein Mikro- 

 meterokular / = 15 mm, wodurch sich bei 1 7 cm Tubuslänge eine 70fache 

 Vergröt'ieruno- ergibt. P'.ine einfache Rechnung lehrt, daß man mittelst 

 (lieser Anordnung mindestens ebenso kleine ^'eränderungen in der Lage 

 des Balkens feststellen kann, wie bei der von Feftersson (S. 77) benutzten 

 Anordnung. 



d) Die elektrische Eiiiricbtung, 



Die Enden 7. und [i der Spule X sind der Reihe nach verbunden mit 



1. einem Morsetaster, 



2. einem Stöpselrheostaten von O'l — 20.000 Ohm. 

 o. einer Akkumulatorenbatterie von 4 Zellen und 

 4. einem Galvanometer. 



Das letztere ist so eingerichtet, daß man je nach dem Xebenschluß- 

 widerstand als kleinste Einheit ablesen kann ^ ) : 



001 Ampere, 

 0001 .. und 



0-0002 



Dabei läßt sich ^/^ einer Einheit (die garantierte Genauigkeit) noch 

 gut schätzen. Zur letzten Ausgleichung der Stromstärke ist noch z. B. 

 zwischen 2. und o. die Einschaltung eines Schieberwiderstandes empfehlens- 

 wert, den man sich aus einem | -förmig gespannten NickeUndraht 

 von 1 mtn Dicke und 1/2 ^'^ Länge und einer darauf gleitenden Messing- 

 spange leicht herstellen kann. 



e) Moiitieruiig des Balkeus. 



Man hebt die Platte C iFig. 42) vom Gehäuse ab und unterstützt 

 sie (z. B. mittelst zweier Kochringe od. dgl.) so, daß man be(iuem an den 

 Drähten B manipulieren kann. Dann wird der Quarzfaden Q mittelst 

 Schellack an die Drähte B angekittet. Wie bei der hochempfindlichen 

 NernstANsige sorgt man dafür, daß er nicht straff gespannt sei. Nun 

 legt man den Balken darauf und justiert auf die gewünschte Empfind- 

 lichkeit. Die Platintara i" (Fig. 42j im beiläufigen Gewichte von Ibim/ 

 wird so lange verändert, bis der Balken schön einspielt. Natürlich können 

 diese Operationen nur teilweise ohne Gehäuse gemacht werden. So wie der 

 Balken die notwendige Empfindlichkeit erreicht hat , bleibt er frei nicht 

 ruhig, und man muß ihn ins Gehäuse bringen. Doch ist es dabei natürlich 

 noch nicht notwendig, die Platte C zu fixieren oder mit Vaselin abzu- 



*) Diesen Anforderungen entspricht z. B. das Präzisions-Millivoltmeter von Harf- 

 mann u. Braun, Frankfurt a. AI. (mit entsprechenden Nehenschlnßwiderständen). Preis 

 ca. 200 M. 



