144 F. Emich. 



dichten. Schließlich wird der Balken mittelst Schellack an den Quarzfaden 

 angekittet und das (iehäuse definitiv zusammengestellt. 



Bei dem zuletzt benutzten Modell entsprechen 10 Teilstriche des Oku- 

 larmikrometers etwa lov. Für so kleine Gewichte benutze ich Aluminium- 

 draht von ca. 50 [j- Durchmesser, i) Man kann z. B. unter dem binokularen 

 Mikroskope ganz gut Stückchen von 0"2 inm abschneiden, die sich mittelst 

 einer Präpariernadel (angenehmer als Pinzette) in das Schälchen einführen 

 lassen. Zur genaueren Ausw^ertung dient die Messung der Stromstärke, 

 worauf wir unten zu sprechen kommen. Dann kann natürlich auch ein 

 Stückchen Platindraht von O'l — (}"2m<j Gewicht, das auf der Kiihhnann- 

 Wage gewogen wurde, benutzt werden. 



Die Bewegung des Balkens soll auf einen kleinen AYinkel beschränkt 

 werden. Das kann natürlich in verschiedener Weise geschehen. Am ein- 

 fachsten ist es wohl wenn man quer über die Drähte R zwei passend 

 geformte Platindrähte oder Quarzstäbchen so legt, daß der Balken etwa 

 in den Punkten S (Fig. 43) anstößt. Diese Drähte sind nicht eingezeichnet. 

 Fiine Arretierung besitzt der Balken nicht: sie ist ganz unnötig. 



Ein leichter Papierschirm vS schützt die Wage vor den Wärmestrahlen, 

 die vom Kopf des Beobachters ausgehen. 



2. Gebrauch der Wage bei Rückstandsbestimmungen. 



Das Arbeiten mit der elektromagnetischen Mikrowage ist ein sehr 

 einfaches und rasches; es ergibt sich aus dem bisher Gesagten fast von 

 selbst. 



Man bringt die Wage, wenn nötig, ins Gleichgewicht, so daß der 

 Balken frei zwischen den Drähten schwingt, die seine Bewegung begren- 

 zen. Ich verfahre zu diesem Zweck wie bei der hochempfindlichen Xernsf- 

 W^age, d. h. ich mache die Schälchen (Arbeits- und KontroUschälchen) so 

 lange leichter oder schwerer, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Eine 

 genaue Einstellung auf einen bestimmten Teilstrich des Okularmikrometers 

 ist natürlich nicht notwendig, da man zu diesem Zweck das Mikroskop 

 mittelst Schraube II (Fig. 44) heben oder senken kann. Wohl aber ist es 

 aus nahehegenden Gründen wünschenswert, daß Arbeits- und KontroU- 

 schälchen annähernd denselben Ausschlag hervorbringen. Eine Überein- 

 stimmung auf 0001 m^jT ist nicht schwer zu erreichen. Um den im Anfang 

 lebhaft schwingenden Balken zu beruhigen, schheßt man den Kompensa- 

 tionsstrom durch kürzeres oder längeres Niederdrücken des Tasters. Dabei 

 wird ein größerer Widerstand, z. B. 10.000 Ohm. eingeschaltet. Hat man 

 die gewünschte Einstellung erreicht, so wird z. B. das Arbeits- mit dem 

 KontroUschälchen vertauscht, neuerdings abgelesen und diese Vertauschung 



^) „Haardraht" von Hartmann und Braun, A.-G. Frankfurt a. M. Von einem Drabt 

 von ,,0-0513mm" Durchmesser wogen 10 cw Q-Ql »iff. (Die Rechnung ergibt dann unter 

 Zugrundelegung der gewöhnlichen Dichte des Aluminiums einen etwas größeren Durch- 

 messer.) 



