Eiurichtuiig u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. ^45 



einige Male wiederholt. So ergeben sich die definitiven Kuhelagen und man 

 erhält die Gewähr, daß die Wage einen stationären Zustand ange- 

 nommen hat. Er pflegt sich dann innerhalb der Arbeitszeit, die für 

 eine Piückstandsbestimmung erforderlich ist, nicht merklich zu ändern. 

 Tritt dennoch eine kleine Änderung ein, so kann die Nullage mittelst der 

 Schraube (II) des Mikroskops korrigiert werden. Natürlich sind die Schäl- 

 chen gut vor Staub zu schützen und vor dem Gebrauch schwach auszu- 

 glühen. Das KontroUschälchen hängt immer an der Wage, wenn sie nicht 

 gebraucht wird; vgl. darüber die hochempfindliche iVierws^-Wage. 



Zur Aufnahme von Arbeits- und KontroUschälchen dient ein kleiner 

 Doppellöffel aus Platinblech (etwa nach Abbildung 24, S. 112); die Ver- 

 tiefungen desselben sind halbkugelförmig (Durchmesser der Halbkugel etwa 

 binmj, damit die kleinen Schälchen nicht umfallen. Ein gerade nicht ge- 

 brauchtes Schälchen hängt man an einem Platinhäkchen auf, das z. B. in 

 dem Kork eines Pulvergläschens steckt. So ist das Schälchen immer be- 

 quem zugänglich und vor Staub geschützt. 



Hat man das Arbeitsschälchen mit dem Wägegut beschickt, so wird 

 es wieder eingehängt; natürlich senkt sich jetzt der Balken. Man stellt 

 nun bei großem A'orschaltwiderstand den Taster auf dauernden Kontakt i) 

 und verringert den Widerstand systematisch so lange, bis die Gleich- 

 gewichtslage erreicht ist. Das geht nicht langsamer, eher schneller von 

 statten, wie das Auflegen der Gewichte bei der Analysenwage, da ja das 

 fortwährende Arretieren wegfällt. Schließlich wird die Stromstärke am 

 Galvanometer abgelesen. Sie ist, wie schon Urbain gefunden hat, 

 dem Gewicht des W^ägegutes proportional. 



Es versteht sich, daß man das Galvanometer zuerst immer auf die 

 kleinste Empfindlichkeit schaltet und sie erst nach und nach so weit als 

 nötig vergößert. 



Bei dem in Rede stehenden Modell ergab sich durch Wägung eines 

 Platindrahtes von 0-096 mg Gewicht, daß 



1 Milliampere. . . .0-78 y entsprach. 



Da das Galvanometer 0*2 Milliampere abzulesen und 0-02 Milüampere 

 zu schätzen erlaubte, betrug die kleinste schätzbare Gewichtsmenge 



0-015 Y oder O'OOOOlöm^. 



Nach dem oben Angegebenen brachte diese Masse noch eine gut 

 erkennbare Änderung der Gleichgewichtslage hervor. Auch die Konstanz 

 der letzteren war bei dieser Empfindlichkeit eine völlig zufrieden- 

 stellende. Man könnte mit der angegebenen Einrichtung vielleicht noch 

 ein bißchen weiter gehen, ich habe aber darauf verzichtet, weil schon das 

 Arbeiten mit Hundertstelmilligrammen, das der erwähnten Empfindlichkeit 



') Bekanntlich besitzen die Morse'-Taater zu diesem Zweck eine besondere 

 Schraube. 



Abderhalden, Handbuch der biocbumischen Arbeit.'sraetliodon. IX. JQ 



