Methoden der pflanzlicheu Keizphysiologie: I. Geotropismus. 



193 



auf 100 Teile Schnee auf genau — 2" C gebracht werden {De Vrieslc. 

 iS. 9). BJaciKw^) hat (gemeinschaftlich mit 1)y. EJica^) eine Einrichtung 

 getroffen . die eine Temperaturkonstanz auf 002*' C genau zu erzielen 

 erlaubt und somit den weitestgehenden Anforderungen gerecht wird. Die 

 (Tcsamteinrichtung setzt sich zusammen aus einem Kulturkasten, dem Ver- 

 suchskasten und dem Erwärmungsapparat. Der doppeiwandige Kultur- 

 kasten (20: 30 : 10 cm) umfaßt drei, durch Türen verschließbare Abteilungen. 

 in welche nach Bedarf je mehrere Metallplatten eingelegt werden können. 

 Der Zwischenraum zwischen Außen- und Innenwand wird von erwärmtem 

 Öl durchflössen. Der mit Filz umkleidete Kasten besitzt zwei Löcher zur 

 Aufnahme von Thermometer und vier Ventilatorröhrchen: durch ein feines 

 Köhrchen. welches durch das erwärmte Öl läuft, wird vorgeAvärmte Frisch- 

 luft eingeleitet. Der messingene Versuchs kästen, dessen Einrichtung 



Versuchskasten mit den Ober- und Vorderfenstern (die z-wei Hinterfenster sind nicht ein- 

 siezeichnet). .4 Deckel zum Abschluß des Ölraumes. B Thermometer. C Ende der Queck- 

 silberröhre mit Kapillare. V Ende der Quecksilberröhre mit Einstellschraube E und 

 Zeiger H. F Hahn zum Austritt der Luft aus dem Ölraura. G Löcher zum Einbringen 

 einer Achse. K, L Pole des Relaisstromes. M Abflnßhahn für Öl. J\' Luftröhre zu den 

 Kämmerchen. P, P* Zu- und Ableitungsröhren für das Öl. Nach Bloauir. 



aus Fig. 48 zu ersehen ist (27 : 29:65 '-^h), ist gleichfalls doppelwandig und 

 besteht aus zwei durch einen Ölraum getrennte Kammern gleicher Grolle 

 (lichte Weite: 20:20:20 ein). Jede Kammer enthält drei mit dickem Glas 

 verschlossene und mit Asbest aufgedichtete Fenster, welche durch Kupfer- 

 platten verschließbar sind. Das Oberfenster dient zur eventuellen Beleuch- 

 tung, das vordere zur Beobachtung, durch das hintere Fenster, welches 

 überdies ein Milchglas enthält, wird während der Beobachtung mit schwachem 

 Licht einer roten Glühbirne beleuchtet. Die zum Ölraum führende Öff- 

 nung A zwischen den beiden Oberfenstern wird durch einen aufschraubbaren 

 Deckel verschlossen. In den Deckel sind eingesetzt: ein Bechuanu-Thermo- 

 meter (geteilt in O'Ol'^ C) B. die beiden Enden des elektrischen Thermo- 

 regulators und ein Hahn, durch den man eingeschlossene Luft aus- 

 strömen lassen kann. Durch die beiden Röhrchen X können Luft bezw. Gase 



'} A. 11. Blaauir. Licht und Wachstum. I. Zeitschr. f. Bot. 6. S. 645 (1914). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. IX. 13 



