•202 



K. Linsbauer. 



bar und auch imstande, größere Lasten zu tragen. Wiestier i) ließ einen der- 

 artigen Klinostaten (konstruiert von Univ.-Meclianiker Ca^tagna in Wien) 

 bauen, welcher bei exakter Einstellung mit Stellschrauben durch Verwendung 

 von Kugellagern imstande ist, eine Last von über 70 hg zu rotieren. 



Der größten Verbreitung unter den UhrenkUnostaten erfreut sich 

 das Pfef ersehe Modell -) (Konstr. : Albrechf in Tübingen), das in mehreren 

 Größen ausgeführt wird (Fig. 53). Die Regulierung erfolgt hier mittelst 

 Flügel, wodurch im Gegensatz zu den Pendel- und Ankeruhren ein durch- 

 aus stoßfreier Gang erzielt wird. Da diese Art der Regulierung gegen ein- 

 seitiges Übergewicht sehr empfindlich ist. ist eine besondere Zentriervor- 

 richtung angebracht. 3) 



Das Triebwerk samt Regulationseinrichtung ist auf der Innenseite 

 des Deckels b eines schweren Kastens // eingebaut und von einem Schutz- 

 gehäuse a umgeben. Auf der Außen.seite des Deckels stehen 2, beim größeren 



Kliiiostat nach Wiesner. 



Modell ;> Zapfen vor. an welche die Rotationsachse c mittelst des Universal- 

 gelenkes / befestigt werden kann. Die Achse ruht ihrerseits auf den 

 Friktionsrollen o des Stativs d und trägt einen Topfhalter g, welcher wie 

 in der Fig. ö3 in der Richtung der Achse oder normal zu ihr befestigt 

 werden kann. Sollen Keimpflanzen (Wurzeln) im feuchten Raum rotieren, 

 so verwendet man eine längere Achse m (Fig. öS i?), welche einen 

 zentral durchbohrten Kork / mit den Versuchsobjekten und ein mit den 

 Korken /.• befestigtes zylindrisches (Uasgehäuse aufnimmt: in den Zylinder 

 wird etwas Wasser gelullt, das beim Rotieren die Glaswände benetzt, so daß 

 die Objekte dauernd sich im feuchten Raum befinden und doch dabei ein 

 Beschlagen der (ilaswand verhindert wird. (Will man größere Objekte im 



') Kurze Boschreibung bei K. Linsbauer, Deutsche Mechanilverztg. S. S.'J (1904). 

 -) W. Ffeffer, Handb. der Pflanzenphys. 2. S. 305 (1881); 2. Aufl. S. 571 (1904): 

 Derselbe, Bezugsquelle und Preis einiger Apparate. Bot. Ztg. 45. S. 27 (1887). 

 ^) Über ..Ansatzstücke zum Pfefferschen Klinostaten'' siehe S. 212 u. 215. 



