Methoden iler pflanzlichen Reizphysiologie: I. Geotropismus. 



207 



Ich benutze für eigene Zwecke derzeit ein Instrument, welches, viel- 

 fach anwendbar, mehrere Apparate zu ersetzen geeignet ist, wie es für 

 Institute, die nur über bescheidene Mittel verfügen, immer wünschenswert 

 ist: es ist als Kvmographion zu den verschiedensten automatischen Re- 

 gistrierungen, als Klinostat und auch als Zentrifuge verwendbar i Fig. 55). 

 Der Apparat wurde unter Berücksichtigung meiner speziellen Bedürfnisse und 

 Angaben vom Mechaniker h'otschek des hiesigen physiologischen Institutes 

 konstruiert. Der Antrieb erfolgt durch einen Siemens ((■ Halske-yiotor 

 von 1/50 HP, dessen Tourenzahl durch einen AYiderstand und Schwung- 

 kugelregulator, welcher außerordentlich zuverlässig arbeitet, stufenweise bis 

 auf die Hälfte herabgesetzt werden kann. Zur Übersetzung auf langsamen 

 Gang sind zwei 



Schneckenräder Fig. 00. 



vorhanden, welche 

 die Tourenzahl im 

 Verhältnis 1 : 60 

 bis 1 : 3600 er- 

 mäßigen. Um Er- 

 schütterungen 

 tunhchst einzu- 

 schränken, ist der 

 Motorantrieb vom 



Kymographion 

 und dessen Über- 

 setzungen ge- 

 trennt ; die Über- 

 tragung der Be- 

 wegung erfolgt 

 mittelst Kette und 

 Kettenrädern, wo- 

 durch ein Gleiten 



und allfällio'eS Zabnradüberst-tznng zu Kymographion und Klinostat. 



Leergehen, wie es 



bei Riemenübertragung zu beobachten ist, absolut verhindert wird. In \er- 

 bindung mit dem Kymographion selbst steht eine Zahnradübersetzung: 

 zwei Wellen A-^ und Ao tragen eine Anzahl gegeneinander verschiebbare 

 Zahnräder, wodurch in einfacher Weise eine verschiedene Kuppelung er- 

 zielbar ist, die eine weitere Regulation der Umdrehungsgeschwindigkeit 

 ermöglicht. Durch ein konisches Stufenrad wird schließlich die Bewegung 

 auf die eigentliche Kymographionachse übertragen. Durch die aus der 

 Figur ersichthche Konstruktion kann die Bewegung auch an dieser Stelle 

 neuerhch innerhalb gewisser Grenzen verändert werden und nach Bedarf 

 nach rechts oder nach links herum erfolgen. Das ganze Kymographion, 

 das als einfaches oder als Schleifenkymographion verwendbar ist, kann 

 ohne Unterbrechung des Ganges bis zur Horizontalen geneigt und in jeder 



