208 K. Lins hau er. 



Lage fixiert werden. Die erzielbare Papiergeschwindigkeit schwankt zwischen 

 600 mm bis 00 lo mm in der Sekunde. Die ganze Papierschleife besitzt eine 

 maximale Länge von 2'/2 w'- Durch Einsetzen eines Topfhalters an Stelle der 

 Kvmographiontromrael wird der Apparat zum Klinostaten oder zu einer 

 Zentrifuge mit mäßiger Drehungsgeschwindigkeit. Da der Achse die Dimen- 

 sionen des Zapfens des P/rferschen Klinostaten gegeben wurden, lassen 

 sich die Ansatzstücke hierfür ohneweiters verwenden. Von einer Ausbalan- 

 cierung der Töpfe wurde zunächst abgesehen, da bei der Kraft des Motors 

 und infolge der zwangläut'igen Kuppelung des Räderwerks eine hinreichende 

 Gleichförmigkeit der Ptotation erzielt werden konnte: im Bedarfsfalle ist 

 die Achse mit LTniversalgelenk und Laufgewicht des Pfeß'e rächen Klino- 

 staten anzuschalten. 



4. HarreveldH Klinostat iiiid Klinostateiiprüfung:. Harreveld i) 

 hat gegen alle Modelle der in Gebrauch stehenden Klinostaten den begründeten 

 Einwand erhoben, daß sie bei Rotation um eine horizontale Achse unter der 

 Einwirkung exzentrischer Belastung eine periodische Ungleichmäßigkeit im 

 Gange aufweisen, wobei sich schon Exzentrizitäten geltend machen, die 

 mit der üblichen Zentriervorrichtung überhaupt nicht aufzufinden sind und 

 daher auf diesem Wege nicht kompensiert werden können. Diese perio- 

 dische Ungleichmäßigkeit kann, so geringfügig sie an sich erscheint, das 

 Versuchsergebnis beeinflussen, insoferne als die geotropischen Reizimpulse 

 hei einer vollen Umdrehung sich nicht mehr vollständig kompensieren, so 

 daß durch Summation der uichtkompensierten Reizmomente eine Geoper- 

 zeption zustande kommen kann. Die periodische Ungleichheit erreicht die 

 geringsten Beträge bei den Pendelklinostaten. die aber wegen ihrer ge- 

 ringen Tragkraft nur begrenzte Anwendung finden können; sie ist am 

 größten bei den Instrumenten mit Flügelregulation (Pfeffer, Wortmann) 

 und läßt sich hier auch durch die sorgfältigste Zentrierung nicht genügend 

 beseitigen, zumal ein ungleicher Wasserverlust während des Versuches 

 und dgl. schon hinreicht, um die anfängliche Zentrierung wieder illusorisch 

 zu machen. Auch die Motorklinostaten sind von diesem Übelstande nicht 

 ganz frei: selbst die Rotation eines kräftigen Motors wird von einem 

 Übergewicht beeinflußt. Harreveld hat auf Grund der gesammelten Er- 

 fahrungen einen besonderen Klinostaten konstruiert, bei welchem ein voll- 

 kommen gleichmäßiger Gang selbst bei geringer Exzentrizität der zu be- 

 wegenden Last sichergestellt ist. Er ist für gewöhnliche und intermittierende 

 Rotation eingerichtet. Sein Bau beruht auf folgenden Prinzipien: ..Die 

 Triebkraft kann die Umdrehungsachse nur jede Sekunde oder jede n'" Se- 

 kunde um einen bestimmten Bogenteil weiter drehen. Die Umdrehungs- 

 achse wird bei dieser ruckweisen Bewegung jedesmal von einem (iesperre 

 eingehalten, so daß der Spielraum im Eingriff der Zähne keinen ungünstigen 

 Einfluß haben kann. Die Drehung wird reguliert von einem Pendeluhrwerk, 



^) Ph. raii Harreveld, Die Unzulänglichkeit der heutigen Klinostaten für reizphys. 

 Untersuchungen. Rec. des Trav. Bot. Neerlandais. 3. S. 178 (1907). 



