9\() K. Linsbauer. 



türlich nicht gesagt sein soll, daii sie unter Umständen zu Fehlresultateo 

 führen können, i) 



Immerhin wäre es jedoch angezeigt, sich vor einem Versuche von 

 dem Gange des benützten Instrumentes zu überzeugen, um ein Urteil über 

 Art und Größe des Fehlers zu ge^^innen. mit dem gerechnet werden muß. 

 Es sollen daher hier in Kürze die von Harreveld ausgearbeiteten 

 Methoden dargestellt werden, welche die Größe der periodischen Ungleich- 

 mäßigkeit im Gang der Klinostaten zu ermitteln erlauben. 



Zur ersten Orientierung genügt es, an der Peripherie der Klinostaten- 

 scheibe entsprechend jedem Quadranten ein Signal anzubringen und mit 

 einer Sekundenuhr die Zeit zu bestimmen, in welcher jedes Signal eme 

 fixe Marke passiert. 



Harreveld benützte als bequemes Hilfsmittel zwei Chronograpiien 

 (Stopuhren), welche ' '^ oder lyg Sekunden anzeigten und abwechselnd in 

 Gang gesetzt wurden. Auf die Khnostatenachse wurde eine Kupferscheibe 

 aufgesetzt, in welche 50 spitze Zähne in gleichen Entfernungen eingefräst 

 waren. Bei der Umdrehung berührten sie der Reihe nach eine dünne Uhr- 

 feder; hierdurch wurde der Strom eines LecZaMcÄ(''-Elementes vorübergehend 

 geschlossen und der Anker eines Elektromagneten angezogen, der mit einem 

 Schreibhebel in Verbindung stand und eine Marke auf der rotierenden 

 Trommel eines Kymographions aufzeichnete. Harreveld verwarf aber diese 

 Eegistriermethode und bestimmte die Intervalle mittelst beider Chrono- 

 graphen. Bei jedem fünften Kontakt wurde auf die Remontoirkrone der 

 beiden Stopuhren gedrückt, das beendigte Intervall notiert und die erste 

 Uhr (durch einen erneuten Druck) wieder auf Null gestellt. Durch jedes- 

 maligen Druck wurde somit die eine der beiden Uhren in Gang gesetzt, 

 die zweite arretiert. (Einfache Chronographenmethode.) Es ist zu 

 beachten, daß mit den Messungen nicht sofort bei Ingangsetzung der 

 Klinostaten begonnen werden darf, da diese erst nach Verlauf einiger Zeit 

 mit maximaler Tourenzahl laufen. 



Eine noch größere Genauigkeit erzielte Harreveld mit der automa- 

 tischen Chronographenmethode. Die erforderliche Einrichtung in ^'er- 

 bindung mit einem Wortmaimsclien Klinostaten ist in Fig. 57 wieder- 

 gegeben. Die Zeitmarkierung erfolgt auf elektromagnetischem Wege. 



Der auf dem Eisenblock 10 festgeschraubte Magnet 2 zieht bei Stromschluß den 

 Anker 1 an, welcher mit der Stange 3 und dem um die Achse 5 drehbaren Hebel 4 in 

 Verbindung steht. Hierbei drückt dieser mit einem Gummistück ß gegen die Remontoir- 

 krone der Stopuhr 8. welche sich gegen den Holzblock 9 stützt. Der erforderliche kraftige 

 Strom wird durch die Akkumulatorenbatterie F geliefert. Der Stromkreis wird durch 

 den rotierenden Klinostaten mittelst eines Relais f^C) geschlossen. Es besteht aus einer 

 ^Yippe 14, welche auf einem Ende eine Platinspitze 15, am anderen Ende ein verschieb- 

 bares Kupferstück 19 als Gegenstück trägt. Bei Stromschluß wird durch den Elektro- 

 magnet 18 die Platinspitze in die Quecksilberwanne 17 gesenkt, wodurch der Strom- 

 kreis 37 — 40, in welchen der Chronograph geschaltet ist. geschlossen wird. AVird der 

 den Magnet 18 des Eelais umfließende Strom unterbrochen, so kippt die Wage durch 



Vgl. das krit. Ref. von //. Fiffi»;/ in Bot. Ztg. 65. II. Abt. S. 298 (VM7) 



