!?12 



K. Lins bau er. 



FiR. öS. 



gegenseitigen Abstand von 77" besitzen. Die untere Öffnung der Glaschen ist durch 

 einen Kork (30j verschlossen, durch welchen ein Silberdrabt geführt ist: durch Heben 

 und Senken des Korks läßt sich das Niveau der Quecksilberkuppen etwas über die 

 Mündung der Röhrchen vorschieben, so daß die vier Platinspitzen bei der Rotation 

 durch die Quecksilbertropfen streichen und dabei einen vorübergehenden Schluß des 

 Relaisstromes herstellen, wie aus der Fig. 58 ohne weiteres ersichtlich ist. Ist die Platin- 

 spitze bei der weiteren Drehung um 77° vorgerückt, so wird der Strom erneut ge- 

 schlossen, wodurch die Wippe abermals gekippt und der Chronograph durch den er- 

 neuten Druck auf seine Krone gehemmt wird. Jetzt wird die Stellung des Sekunden- 

 zeigers notiert: ein Druck mit der Hand läßt den Zeiger auf Null zurückspringen. Ist 



bei schneller Rotation die Zeit zu 

 kurz, um den Chronographen ab- 

 zulesen und den Zeiger auf Null zu 

 stellen, so kann ein drittes Queck- 

 silberröhrchen links neben 2(1 

 postiert werden. Durch den hier 

 erfolgenden erneuten Stromschluß 

 wird dann das Zurückspringen des 

 Chrouographenzeigers auf Null 

 automatisch besorgt. 



5. Klinostaten fiir be- 

 sondere Zwecke. 



at Eine Rotation unter 

 Wasser läßt sich leicht mit Hilfe 

 der meisten Klinostaten improvi- 

 sieren, indem man auf der Rotations- 

 achse eine Transmissionsscheibe 

 befestigt und mittelst Transmis- 

 sionsriemens (am besten eines Kaut- 

 schukbandes) eine unter Wasser 

 befindliche Welle in Bewegung setzt. 

 Die Lager können einfach nach 

 dem Vorgange von Bichtcr^) durch 

 gekreuzte Glasstäbe ersetzt werden, 

 wenn dafür Sorge getragen wird, daß 

 die Welle durch Gewichte gegen die 

 Lager gepreßt wird, was Richter 

 durch zwei Kieselsteine erreichte, 

 welche an 2 auf der Welle gleiten- 

 den Schlingen angebracht waren. 



i)Iiitermittierender 

 Klinostat. Er ist dazu be- 

 stimmt, das Versuchsobjekt intermittierend geotropisch zu reizen. Einen für 

 die meisten Zwecke vorzüglicli geeigneten Apparat verdanken wir Fitting 

 (Konstruktion von Alhrecht in Tübingen).-) Das liandliche. auf den Pfeffer- 

 schen Klinostaten leicht adjustierbare Instrument sei Avegen der vielfachen 

 Verwendung, das es bereits gefunden hat, ausführlicher beschrieben. 



Zahuschcibe mit Koutaktvorrichtung nach Harrerehl. 



*) J. Richter, Über Reaktionen der ( haraceen auf äußere Reize. Flora. 78. 

 S. 409 (1894). 



-) Fifting 1. c. S. 233 (1905). 



