Methoden der pflanzlichen Reizphysiologie: 1. Geotl•opii^mus. 



•>iy> 



Es besteht aus einer Achse A, welche auf den Zapfen Z des Klino- 

 staten aufgesetzt wird und somit eine Verlängerung der Klinostatenachse 

 «larsteilt. Sie läuft frei innerhalb der Hülse H, auf deren Ende eine Welle W 

 aufmontiert ist, über welche sich eine Hanfschnur wickelt, die ihrerseits 

 über zwei Rollen auf einem an den Klinostaten anzuschraubenden 150 m 

 hohen Holzgalgen führt (Fig. 59 u. 60). Ein Fallgewicht am Schnurende 

 setzt die Hülse, falls keine Arretierung eingreift, in Drehung. Der Zapfen C 

 am äußeren Ende der Hülse nimmt den Topf träger des F/elf'vrschen In- 

 strumentes auf. Die Welle ist mittelst Bajonettverschlusses mit der Hülse 

 verbunden und leicht abhebbar. Lälit man den in die Welle eingelassenen, 



1 Titcittiitticreiidi'i- Klinnstat nach Fittiiifi. 



durch eine Feder gespannten Riegel >/ in die Nut .V der Hülse einschnappen, 

 so wird auch die Hülse mit der Achse fest verbanden und der inter- 

 mittierende Klinostat in einen solchen mit gleichmälUger Rotation ver- 

 wandelt. 



Den wesenthchsten Teil, welcher die Regulierung der Intermittenz 

 ermöglicht, stellen zwei Paare von Scheiben dar: zwei Zeitscheiben ( Zscli^ 

 u. Z.scJi.,) und zwei Stellungsscheiben (Sschi u. Ssch.2), von denen erstere 

 an der Achse, letztere an der Hülse montiert sind: jene lösen die Drehung 

 der Hülse aus, diese bewirken deren Arretierung. Ihre Wirkungsweise er- 

 hellt am klarsten aus den eig(uien Worten Fitt'nnß (I. c. S. 237): ..Die 

 Arretierung wird dadurch bewirkt, dal.j ein Zahn 11^, der an einer der 



