Methoden der pflanzlichen Reizphysiologie: I. Geotrupismus. 215 



je zwei zusammengehörige Scheiben beim Anziehen der Schraubenmuttern 

 dnrfh eine Verzahnung ineinander. Da ein Zahn ^^-y^ der Scheibenperi- 

 pherie ausmacht, kann die Verschiebung- um diesen Betrag vorgenommen 

 werden. 



Wird die Arretierung gelöst, so wird die Hülse durch den sich ab- 

 wickelnden Faden in Bewegung gesetzt. Um die Drehung zu verlangsamen 

 und den Stoß der Zähne der Stellungsscheiben auf die Federn bei er- 

 neuter Arretierung abzuschwächen, trägt die Welle ein Zahnrad B. welches 

 vermittelst einer Übersetzung (UBj mit einem regulierbaren Windfang W/g 

 in Verbindung steht. Das „AA'indfangstück" ist gesondert an dem Klino- 

 .><tätendeckel an entsprechender Stelle angeschraubt. 



Zu bemerken wäre insbesondere noch, daß die Größe des Fallgewichtes 

 von dem Gerichte des Versuchsgefäßes abhängt und nur so groß gewählt 

 werden soll, als eben zur Drehung desselben nötig ist. Jedenfalls empfiehlt 

 es sich, die Belastung durch Wahl tunlichst kleiner ^'e^suchsgefäße mög- 

 lichst zu verringern und dieselben möglichst genau zu zentrieren. ^) 



Der Apparat kann auch bei Schräg- und bei Vertikalstellung der 

 Achse verwendet werden. 



Reicht der FitHuf/sche Apparat wohl für die meisten der in Betracht 

 kommenden Fragen aus, so sei hier doch noch auf eine andere Konstruktion 

 hingewiesen, die auch den weitgehendsten Anforderungen entspricht und 

 die insbesondere zum speziellen Studium plagiotroper Organe von Kniep-) 

 (ausgeführt von H. Elbs in Freiburg i. B.) veranlaßt wurde. Das Kniepsohei 

 intermittierende Zwischenstück ist gleichfalls dem Pfeferschen Klinostaten 

 angepaßt. Der Apparat gestattet insbesondere das Versuchsobjekt in be- 

 liebig vielen Lagen eine variable Zeit hindurch intermittierend zu reizen 

 und ermöglicht es, daß ein Organ ..aus einer Lage in eine andere und 

 von dieser entweder auf demselben Wege, also rückläufig, oder durch 

 gleichsinnige Weiterbewegung- wieder in die Ausgangslage gebracht wird; 

 auch kann die intermittierende Reizung ohne Unterbrechung des A'ersuches 

 in eine gleichmäliige Rotation übergeführt werden. 



Ohne auf die komplizierten Details der Konstruktion einzugehen sei 

 nur erwähnt, daß die ganze Einrichtung aus drei Hauptteilen besteht : 

 einer Akkumulatorenbatterie, der Auslösiihr, welche den Strom in ent- 

 sprechenden Intervallen öffnet und schließt, und den Klinostatenaufsatz, 

 der die intermittierende Heizung veranlaßt, ^i 



M Über einzelne Details ist die üriirinalarbeit einzusehen (I.e. S. 233— 241). 



') Hans Kniep, Eine neue \'orrichtaug für intermittierende Reizung am Klino- 

 staten. Zeitschr. f. biol. Meth. 2. S. B6 (1910). — Vgl. auch: Derselbe, Über den Ein- 

 flnli der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubbl. etc. Jahrb. f. wiss. Bot 48. S. 1 

 (1911)). 



') In einer nach Abschluß des Druckes erschienenen Arbeit von H. Lunde</nr(ih 

 (Die Ursachen der Plagiotropie und die Reizbewegungen der Nebenwurzeln. Lunds 

 Univers. Arsskrift, N. F., Avd. 2, 13, Nr. 6 (1917) wird eine neue Vorrichtung zur inter- 

 mittierenden ReizuuL'' mit Ililfo clektromairnetisclier Auslosung beschrieben. 



