Bestimmung von Phosphor bzw. Phosphorsäure etc. 



621 



Gummischlauch trägt. Durch Öffnen des Quetschhahns kann man dann 

 die Verbindung des Scheidetrichters mit der Außenluft bewerkstelligen. 



Das Filterröhrchen d wird folgendermaßen beschickt: Zu unterst 

 ein gut schließender Pfropfen von entfetteter Verbandwatte p, hierauf eine 

 Schicht von feinfaserigem Asbest, wie er zum Filtrieren im 6^ooc/? sehen 

 Tiegel verwandt wird, dann wieder ein Pfropfen von entfetteter Watte n 

 und zu oberst eine Schicht m von feinmaschigem Verbandmull. Dasselbe 



Fig. 217. 



Filterrohr kann bei sachgemäßer Handhabung ohne neue Füllung für viele 

 Analysen verwandt werden. 



Unter das Ausflußrohr von/ stellt man eine etwa 1 Liter fassende 

 Flasche h. Der ganze Apparat ist in ein passendes Stativ eingespannt, 

 wie es Fig. 217 veranschaulicht. 



Bei Benutzung des Apparates verfährt man in folgender Weise : Den 

 Kolben a, in welchem man die Pa Og-Fällung vorgenommen hat, setzt man 



