Die orgaiiiscbe Mikroanalyse nach Fritz Pregl. ß57 



Teilstriches schätzen lernt, so kann man bei Beobachtung- einer Reihe von 

 Umkehrpunkten die Wägung' mit einer (ienauigkeit von + 0001 mg aus- 

 führen, wenn alle anderen erforderlichen Bedingungen an der Wage 

 erfüllt sind. 



Bei Wägungen, die mit solcher Genauigkeit vorgenommen werden 

 müssen, ist es vorteilhaft, die Beobachtung der Ausschläge des Zeigers, 

 die sich nicht über 5 Teilstriche erstrecken sollen, um den Mittelstrich der 

 Skala als Nullpunkt gerechnet so vorzunehmen, daß man den 10. Teil 

 eines Skalenstriches als Einheit nimmt und demnach zum Beispiel einen 

 Ausschlag um 27 Teilstriche nach rechts mit ,.27 rechts" bezeichnet. 

 Schlägt darauf die W^age um 3'4 Teilstriche nach links aus .,= 34 links'', 

 so ist in diesem Falle die Ausschlagsdifferenz „7 links'', es muß also von 

 dem auf der rechten Wageschale befindlichen Gewicht, vermehrt um das 

 (Gewicht der Reiterbelastung, der Betrag von 0-007 mr/ subtrahiert werden. 

 Wenn die Ausschlagsdifferenz ..7 rechts' wäre, so müßte der Betrag von 

 0007 mg natürlich zum Gewichte addiert werden. Sind beide Ausschläge 

 der Wage auf der einen Seite vom Mittelstrich der Skala als Nullpunkt 

 gerechnet, so sind sie zu addieren, und die Summe zum Gewichte auf 

 der Wagschale, vermehrt um das Gericht der Reiterverschiebung-, entweder 

 zu addieren oder davon zu subtrahieren, je nachdem die Ausschläge auf der 

 rechten oder linken Seite vom Mittelstrich gelegen sind. Der Anfänger wird 

 in der ersten Zeit gezwungen sein, die einzelnen Ausschläge zu notieren, 

 um die Ausschlagsdifferenz oder Summe zu ermitteln. Bald gewöhnt man 

 sich daran, diese kleinen Rechenoperationen im Kopfe auszuführen. Be- 

 günstigt wird diese Art der Wägung noch dadurch, daß die mikrochemische 

 Wage von Kiihlmann einerseits nur geringe Ermüdbarkeit zeigt, d. h. daß 

 die Abnahme der Ausschläge geringfügig und regelmäßig ist und daß sie 

 anderseits konstante Ausschlagsdifferenzen aufweist, die voneinander nur 

 selten um 0001 — 0'002 mg abweichen. 



* Von der richtig eingestellten Empfindlichkeit der unbelasteten und 

 belasteten Wage überzeugt man sich dadurch, daß man nach Feststellung 

 des Nullpunktes den Reiter um einen Zahn verstellt. Jetzt müssen die 

 Ausschläge nach links erfolgen und die Summe derselben muß den Wert 

 von 100 ergeben. Ist die Wage belastet, so stellt man das einemal den 

 Reiter so, daß die Ausschlagsdifferenz rechts, also auf der positiven Seite 

 gelegen ist, und bestimmt die positive Ausschlagsdifferenz. Dann verstellt 

 man den Reiter um einen Zahn nach rechts, wodurch die Ausschläge 

 links.seitig werden und die Ausschlagsdifferenz negativ. Die Summe der 

 positiven und negativen Ausschlagsdifferenz muß wieder den Wert von 100 

 ergeben. Auf diese Weise kann jederzeit eine Wägung auf ihre Richtigkeit 

 geprüft werden. 



Der Ort und die Art der Aufstellung der Wage erfordern besondere 

 Beachtung. Zum bequemen und sicheren Arbeiten stellt man sie auf einer 

 Marmorplatte auf, die auf Eisenträgern aufruht unter Dazwischenlegen 

 von Bleiblech als nicht federndes Material. Die Eisenträger sind in die 



