(',(3i^ Ilaiis Lieb. 



Wand einer Grundmauer eingelassen. Im alljiemeinen ist die Wage gegen 

 Erschütterungen nicht besonders empfindlich. Was den Ort der Aufstellung 

 betrifft, so ist wegen der Empfindlichkeit gegen Luftströmungen, die im 

 Wagengehäuse ausgelöst werden, darauf zu achten, daß die Wage nicht 

 neben einem Ofen, wohl aber an der einem Ofen gegenüberliegenden Wand 

 aufgestellt werden kann, in deren Innerem aber kein Heizschlauch verlaufen 

 darf. Sonnenstrahlen sind sorgfältig abzuhalten und die Lampe darf sich 

 nicht in unmittelbarer Nähe befinden, da alle diese Einflüsse XuUpunkts- 

 verschiebungen bewirken. 



Vorübergehende Nullpunktsverschiebungen werden besonders durch 

 Luftströmungen im Innern des Wagengehäuses hervorgerufen, worauf auch 

 beim Wägen zu achten ist. So dürfen wvährend der Wägung außer dem zu 

 wägenden Körper bis dahin außerhalb des Wagengehäuses gelegene Gegen- 

 stände, wie z. B. der Kupferblock, nicht in der Wage gelassen werden. 

 Besonders der tiefer temperierte Kupferblock neben der linken Wagschale 

 stehen gelassen, bewirkt eine bald bemerkbare Nullpunktsverschiebung nach 

 rechts, die nach Entfernung des Blockes allmählich wieder zurückgeht. 

 Das Anlegen der flachen Hand an die Seitentüren der AV age bewirkt eben- 

 falls eine Nullpunktsverschiebung. Gegenstände aber, die beim Wägen stets 

 gebraucht werden, wie die kleinen Gewichte, die Taragewichte und vor 

 allem die Tarafläschchen mit Schrot verwahre man dauernd iin Wagen- 

 gehäuse. Die kleinen Gewichte, von denen seit Einführung der Tarawägung 

 beinahe nur mehr das 50-, die zwei 20- und das 10 w/,r/-Gewicht gebraucht 

 werden, lege man in ein mit schwarzem Samt ausgepolstertes flaches 

 Schälchen und stelle dieses in die Wage neben die rechte Wagschale. \'or 

 Beginn einer Reihe von Wägungen lasse man die Wage geöffnet stehen, 

 damit ein völliger Ausgleich etwa vorhandener Temperatur- und Feuchtig- 

 keitsunterschiede, „Klimaausgleich'' zwischen dem Wageninnern und dem 

 Wagenzimmer eintritt. 



Hat man Wägungen zu machen, die zeitlich weit auseinander liegen, 

 was besonders beim Trocknen von Substanzen der Fall ist, so muß jeden- 

 falls, da im Laufe des Tages immer kleine Nullpunktsverschiebungen zu 

 beobachten sind, der Nullpunkt nach jeder Wägung festgestellt und auf 

 eine Änderung desselben bei Berechnung der erfolgten Gewichtsverände- 

 rungen Rücksicht genommen werden. Für die rasche Berechnung einer Ge- 

 wichtsänderung bei einer zwischen zwei Wägungen eingetretenen Null- 

 punktsverschiebung hat sich die Beachtung folgender Regeln bewährt: 



„1. Die Nullpunktsverschiebung ist die Anzahl Tausendstel-Milligramm, 

 um die die unbelastete Wage bei der nach längerer Zeit vorgenommenen 

 zweiten Prüfung anders einspielt als bei der ersten. Sie ist positiv, wenn 

 die Wanderung von links nach rechts erfolgt ist, und negativ bei einer 

 Wanderung des Nullpunktes von rechts nach links. 



2. ^lan findet das wahre Gewicht der getrockneten Substanz oder 

 des (legenstandes, der nach Eintritt der Nullpunktsverschiebung wieder 

 gewogen werden soll, indem man die Nullpunktsverschiebung mit dem 



