Die organische Miiiroanalyse nach Fritz Pregl. (371 



nis von größter Bedeutung erkannt und waren der Anlaß zur 

 Einführung des Druckreglers und der Mariotteschcn Flasche. 

 Ebenso wurde erkannt, daß neue frische Kautschukschläuche an die durch- 

 strömenden Gase kohlen Stoff- Wasserstoff hältige Dämpfe abgeben und daher 

 vor Gebrauch bei der Mikro-Elementaranaljse einem künstlichen Alte- 

 rungsvorfahren unterzogen werden müssen. Die Kautschukverbindungen 

 zwischen den Absorptionsapparaten, vor allem aber zwischen dem heißen 

 Schnabel des Verbrennungsrohres und dem Ghlorkalziumrohr waren früher 

 häufig die Ursache fehlerhafter Analysenwerte, bis es durch entsprechende 

 Vorbehandlung dieser Kautschukstücke gelang, auch diesen Fehler auf 

 ein ^lindestmaß herabzudrücken. Auch der Behandlung der Absorptions- 

 apparate beim Reinigen und Abwischen nach einer Analyse wurde Beach- 

 tung geschenkt und gefunden, daß gerade in diesem Punkt mancher An- 

 fänger iiie schwersten Fehler begehen kann. SchUeßlich sei erwähnt, daß 

 auch ein einfaches und genaues Verfahren zur Analyse von 

 Flüssigkeiten gefunden wurde. 



Erfordernisse: Die für die Verbrennung erforderlichen Gase, 

 Sauerstoff und Luft, sind in großen Gasometern vorrätig zu halten. 

 Man verwendet jetzt wohl nur aus flüssiger Luft bereiteten Bom- 

 bensauerstoff. 



Ist man aber einmal gezwungen, aus Kaliumchlorat und Braunstein hergestellten 

 Sauerstoff zu verwenden, so ist darauf zu achten, daß die Gase langsam entwickelt 

 werden, aus dem Entwicklungsgefäß unmittelbar durch eine Reihe gut wirkender Kühler 

 strömen und erst nach völliger Abkühlung durch einen Schlauch in den Gasometer ge- 

 leitet werden : denn der heiße Gasstrom nimmt aus den Kauschukschläuchen kohlen- 

 stoff-wasserstott'hältige Dämpfe mit und ist dann für die Mikroanalyse nicht mehr 

 brauchbar. 



Da die Laboratoriumsluft häufig Dämpfe organischer Lösungsmittel 

 enthält, füllt man den Luftgasometer im Freien oder am offenen 

 Fenster. 



Da neue frische Kautschukschläuche an die durchströmenden Gase 

 häufig kohlenstoff-wasserstoffhältige Dämpfe abgeben, die in der Mikro- 

 analyse bereits positive Fehler bedingen können, so sind sämtliche Schlauch- 

 leitungen von den Gasometern bis zum Verbrennungsrohr einem künst- 

 lichen Alterungsprozeß zu unterziehen. Nach dem sorgfältigen Ausspülen 

 mit Wasser legt man sie in einen auf 100 — 110*' erhitzten Trockenschrank 

 und saugt mit der Wasserstrahlpumpe während 1 — 2 Stunden einen Luft- 

 strom durch. Übrigens ist es sehr zu empfehlen, für längere Zuleitungen 

 dünne Bleiröhren zu nehmen und nur dort, wo größere Beweglichkeit er- 

 forderlich ist oder ein Quetschhahn angebracht werden muß, gealterte 

 Schläuche zu verwenden. 



Zur Regulierung der Gasstromgeschwindigkeit bedient man sich ge- 

 wöhnlich der Schraubenquetschhähne. Da in der Mikroanalyse gerade die 

 Gasstromgeschwindigkeit von größter Wichtigkeit ist, die Quetschhahnregu- 

 lierung aber niemals ganz gleichmäßig gehandhabt werden kann, ist für 

 diese Zwecke der sogenannte Druckregler DJi eingeführt worden. 



