Die oriraiiische Mikioanalvse nach Fritz Pregl. 



673 



niemals überschritten werden. 

 Nur durch Höherziehen oder 

 Tieferstellen der Glockenröhre 

 kann man eine (xasdruckände- 

 rim^ erzielen und dadurch die 

 Geschwindigkeit der durch das 

 Verbrennungsrohr streichenden 

 < rase willkürlich auf ein bestimm- 

 tes Maß einstellen. Die Glocken- 

 gasometer haben bei Gebrauch 

 bis zu ihrer unteren Mündung 

 mit Gas gefüllt zu sein. Es ist 

 aber auch dafür zu sorgen, daß 

 die aus den Vorratsgasometern 

 eintretenden Gasströme durch 

 vorgelegte Quetschhähne soweit 

 gedrosselt sind, daß nicht un- 

 nötigerweise aus der unteren 

 Mündung der Glockenröhre viel 

 <Tas ins Freie entweicht. 



Die zwei Druckregler ste- 

 hen durch Kautschukschläuche i 

 mit den zwei Glasstücken eines i 

 Dreiweghahnes Dr in Ver- 

 bindung und dieser wieder mit- 

 telst eines Kautschukschlauches 

 mit dem Blasenzähler und 

 r-Rohr, BI, U (Fig. 221). Der 

 eine Schenkel des U-Rohres ist 

 2Ugeschmolzen , der andere, an 

 den seithch der Blasenzähler an- 

 geschmolzen ist, ist durch einen 

 eingeschliffenen Glasstopfen ver- 

 schließbar. Die Öffnung für die 

 eintretenden Gase im Blasen- 

 zähler darf nie mehr als ein 

 Millimeter im Durchmesser be- 

 tragen. Für die Füllung dieses 

 Apparates bringt man in das 

 seitliche Ansatzrohr des ge- 

 schlossenen Schenkels und in 

 das Verbindungsrohr zwischen 

 Blasenzähler und U-Rohr et- 

 was Watte, füllt dieses zu 

 zW'Ci Drittel mit hirsekorngroßem Chlorkalzium, den noch leeren Anteil 



Abderhalden, Haadbuch der biochemischea Arboitsmethodeu. IX. 



43 



