(378 Haus Lieb. 



aiiszusclialteii. umwickelt man dieses ungefähr an der Stelle, wo der llrems- 

 pfropf aufgebracht ist, mit einem ]0 mm breiten Asbestpapierstreifen «.s 

 und steckt es in der Granate fest. 



Die (Tianate wird dann in der Höhe so verstellt, daß das Verbrennungs- 

 rohr auf dem rechtwinkeligen p]inschnitt an den beiden Stirnseiten des 

 ^'erbrennungsg•estelles gerade aufliegt. J)ie zwei parallelen seitlichen ^'er- 

 bindungsl)leche des auf 4 Füßen ruhenden Verbrennungsgestelles von 

 250. neuestens HOO nnn Länge (Fig. 220) sind zu liinnen B umgestaltet, um 

 über dem (iestell ein grobmaschiges, zu einem halben ZyUnder zusammen- 

 gebogenes Kisendrahtnetz 2' (Fig. 222) von 160, bzw. 190 tum Länge 

 anzubringen. Dieser sogenannte Drahtnetztunnel T bewirkt eine gleicii- 

 mäßige Erhitzung der oxydierenden Schichte des Ivohres. Fm diese gegen 

 direkte Erhitzung und Berührung durch die Flammen zu schützen, schiebt 

 man eine engmaschige 160, bzw. 190 m)» lange Eisendrahtnetzrolle El und 

 eine ebensolche Ek von oö — 40 }tnn Länge über das Hohr. Die außerhalb 

 der Granate befindliche Rohrfüllung wird durch einen löO m)n. neuestens 

 110 mm langen Langbrenner LB. der sich durch eine annähernd gleiche 

 Flanimenhöhc in seiner ganzen Länge und durch eine feine Regulierung 

 auszeiciuK't. gleichmäßig erhitzt. 



Die Apparatur für die Kohlenstoff-Wasserstoff-Restimmung kann auf 

 jedem .Vrbeitstisch aufgestellt werden, dessen Tischplatte gegen die Hitze 

 am besten durch eine Eternitphitte als Unterlage geschützt wird. Man 

 benütze nicht den allgemeinen Arbeitsraum, sondern besser einen kleinen 

 abgesonderten liaum ; ja sogar im Wagenzimmer kann die Aufstellung 

 erfolgen, aber nicht etwa neben der mikrochemischen Wage, sondern nur 

 an der ihr gegenüber liegenden Wand. Unter keinen L^mständen 

 darf aber der Verbrennungsraum vom Wagenzimnier Aveit ent- 

 fernt sein, da bei einem Temperaturunterschied zwischen den zwei Räumen 

 die (Jewichtskoustanz der AI)sorptionsapparate ungünstig beeinflulit wird. 



Die Absorptionsapparate. ^ 



Die für die Absorption von Wasser und Kohlendio.xyd verwendeten 

 neuen Apparate (Fig. 223) sind so gebaut, daß durch Anbringen von \'or- 

 kammern zwischen kapillaren Verjüngungen vor den Absorptionsmitteln 

 eine hohe (Jewichtskonstanz bedingt ist: denn dadurch, daß die durch die 

 Verengungen diffundierende feuchte Luft plötzlich in ein weites Strombett 

 tritt, kommt es zu einem abgestuften Diffusionsgefälle. Der röhrenförmige 

 Anteil der Absorjjtionsapparate hat einen äußeren Durchmesser von S — \Omm 

 bei einer Länge des Füllungsraumes für das Chlorkalziumrohr von so mm, 

 für das Natronkalkrohr von 120 mm. Das eine Ende ist durch eine diüine 

 Glaswand, die mit einer 05 — 1 tmn weiten (Öffnung in der Mitte versehen 

 ist, gegen die Vorkammer abgeschlos.'^en. An diese ist das 20 — 20 min 

 lange Ansatzröhrchen von o— .-Vöwm äußerem Durchmesser angesetzt, das 

 zwei kapillare ^'erengungen des Lumens von 0-1 bis höchstens 0*2 mm 

 Durchmesser aufweist, zwischen denen der Raum weit gelassen wurde, um 



