I>ie oiujuiisclie Mikroaiialvse nach Fritz Pre^fl. 



679 



dem (iasstrom ein breiteres Strombett zu geben. Nur die kapillaren Ver- 

 engungen des Ansatzröhrchens des Chlorkalziumrohres auf der Seite, die 

 während der ^'erbrennuug mit dem Schnabel des A'erbrennungsrohres ver- 

 bunden wird, also auf der nicht mit Hohlstöpsel versehenen 

 Seite, können und sollen etwas weiter sein, etwa 0"2 bis 

 <v:-', nun. damit dort sich kondensierendes Wasser nicht 

 ti-ine Gasstrombehindernng hervorruft. Das andere Ende 

 ist durch einen eingeschliffeneu. 10 — 12 mm langen Hohl- 

 -töpsel verschließbar, dessen Innenraum einerseits durch 

 eine höchstens Oo m)n weite Lücke mit dem Innenraum 

 des Absorptionsapparates in A'erbinduug steht und der 

 auf der anderen Seite in das Ansatzröhrchen mit zwei 

 ebensolchen kapillaren Verengungen übergeht. Zum luft- 

 dichten Einkitten des Hohlstöpsels benützt man Krön'ui- 

 <rhen Glaskitt, den man sich durch Zusammenschmelzen 

 von einem Teil weißen Wachses und 4 Teilen Kolopho- 

 nium herstellt.| 



Die Füllung des Chlorkalziumrohres Avird in 

 folgender Weise vorgenommen: Um zu verhüten, daß 

 Chlorkalziumstaub in die \'orkammer gelangt, bringt man 

 auf die dünne Zwischenwand Wattebäuschchen in mehreren ^ 

 Laeen. so daß eine 4—0 )n)ii dicke Schichte entsteht, auf ^! 

 diese mehrere Körnchen grobes und darauf erst hirse- '* 

 korngroßes, schaumiges Chlorkalzium bis unter den Schliff 

 des Rohres. Nun stopft man wieder Watte in mehreren 

 Lagen nach und kittet den Hohlstöpsel ein. indem man 

 Schliffstelle und Hohlstöpsel schwach anwärmt, auf diesen 

 einige Tropfen Glaskitt gibt und ihn in das l!ohr ein- 

 schiebt. Der l'bei'schuß von Kitt wird zuerst mechanisch 

 und dann durch sorgfältiges Abwischen mit einem mit 

 P)enzol befeuchteten Lappen vollkommen entfernt. Durch 

 den Apparat läßt man nun in der später immer einzu- 

 haltenden Stromrichtung, also vom Ansatzröhrchen ohne 

 Schliff aus, einen Kohlendioxydstrom kurze Zeit durch- 

 strömen und unter Kohlendioxyddruck ITi .Minuten liegen, 

 worauf man das Kohlendioxyd durch Durchsaugen von 

 Luft verdrängt, wozu man sich am besten der Mariottr- 

 schen Flasche bedient, da man an ihr gleichzeitig die 

 •lurchzusaugende Luftmenge von 100'»/' am abfließenden 

 Wasser messen kann. 



Die Füllung des Chlorkalziumrohres reicht für eine große Zahl von 

 Analysen und ist erst zu erneuei'n. wenn der (^ewichtszuwachs etwa 100 mp 

 l)eträgt. Xur wenn zwischen zwei Analysenserien einige Wochen verstrichen 

 <ind, ist es notwendig, gleichzeitig mit der Neufüllung des U-Rohres und 

 <les Natronkalkrohres auch das Chlorkalziumrohr frisch zu füllen. 



