(jj^Q Hans Lieb. 



I);is Natronkalkrohr wird in ähnlicher Weise zuerst mit Watte, 

 dann mit einer 30 mm langen -Schichte hirsekorngroßen, schaumigen 

 Chlorkalziums beschickt, auf welches ein Wattebäuschchen gebracht wird. 

 Den noch leeren größeren Rohranteil füllt man mit hirsekorngroßem. ganz 

 schwach befeuchtetem Natronkalk bis unter den Schliff, gibt etwas 

 feuchte Watte oder Glaswolle darauf, kittet den Hohlstöpsel ein und entfernt 

 sorgfältig den l'berschuß von Kitt, worauf man nach Anschalten an die 

 MariottesQh.e Flasche 100 cm ^ Luft durchsangt. Die schwache 1 Befeuchtung 

 des Natronkalkes vor dem Einfüllen, die am besten in einer großen 

 Abdampfschale mit einem Wasserzerstäubungsapparat vorgenommen wird. 

 ist unbedingt notwendig, da ein vollkommen trockenes Präparat Kohlen- 

 dioxyd nur unvollkommen absorbiert. Eine Füllung des Rohres reicht für 

 die sichere Absorption von 50 »/(/ Kohlendioxyd. Man kann also gewöhnlich 

 vier Analysen nacheinander ausführen. Darnach ist nur die Natronkalk- 

 füllung zu erneuern, während die Chlorkalziumschichte erst nach li- i)i> 

 Tmaliger P^üUung mit Natronkalk wieder gewechselt werden muß. 



Die gefüllten Absorptionsapparate werden bei Nichtgebrauch mit 

 passenden Schlauchkappen verschlossen auf einen Schreibfederständer, nur 

 auf zwei Punkten aufliegend, neben der Wage aufbewahrt. 



\'or Gebrauch werden die Schlauchkappen abgenommen und die 

 Apparate sorgfältig gereinigt und abgewischt. Die Üeinigun«: 

 nimmt man mit einem feuchten Flanellappen. das Trockenabwi>chen 

 mit zwei Kehlederlappchen vor. Da der Anfänger gerade bei dieser 

 Behandlung der Absorptionsapparate häufig schwere Fehler begeht, so sei 

 mit einigen Worten die Art und Weise des Abwischens geschildert. Nachdem 

 man mit dem nicht zu feuchten, gut ausgedrückten Flanellappen die eine 

 Hälfte des Apparates allseits gereinigt hat. fallt man diesen Teil mit 

 einem Kehlederlappchen und reinigt nun die zweite Hälfte mit dem Flanell. 

 Dann wischt man unter Zuhilfenahme eines zweiten Rehlederläppchen> 

 den Apparat , dessen Glasobeiiläche jetzt nicht mehr mit den Fingern 

 berührt werden darf, allseits trocken ab. bis man das (iefühl des leichten 

 Darübergleitens hat. Die Bewegung beim Abwischen soll immer von der 

 Mitte aus unter Drehen des Apparates über die Ansatzröhrchen hinweg 

 erfolgen, niemals aber umgekehrt. Besonders die .Vnsatzröhrchen müssen 

 sorgfältig gereinigt werden, wobei aber darauf zu achten ist. daß nicht 

 etwa Feuchtigkeit in das Innere der llöhrchen gelangt, ^'or allem sei 

 hervorgehoben - und dies gilt besonders für die Reinigung der A|)parate 

 nach vollendeter Verbrennung — . daß das Abwischen rasch zu ge- 

 schehen hat und daß man starkes Reiben und Drücken unbe- 

 dingt vermeiden muß, da dies eine Erwärmung des Apparates mit 

 nachträglichem Ansaugen feuchter Zimmerluft beim Abkühlen zur Folge hat. 

 Bevor mau den Apparat auf den Federständer legt, ohne ihn jetzt noch mit 

 den Fingern zu berühren, gewöhne man sich daran, die Ansatzröhrchen mit 

 einem auf einem dünnen Eisendraht fest gedrehten Wattebäuschchen auch 

 innen auszuwischen. 



