Die organische Mikroanalyse nach f>itz Pregl. {\^\ 



Bis zur GeAvichtskonstaDz muß jeder Apparat 15 Minuten liegen 

 bleiben. Er zeigt niimlicli nach dem Abwischen ein geringeres Gewicht, 

 nimmt in den ersten 5 Minuten gewöhnüch um Ol mg zu. in den nächsten 

 .') Minuten nur mehr um einige Hundertstel Milligramm und hat bis zur 

 IT). Minute ein Gewicht erreicht, das sich auch nach weiteren 5 Minuten 

 nicht mehr ändert, wenn alle .erforderlichen Bedingungen am Apparat und 

 im Wägeraum erfüJlt sind. Da die Apparate nach dem Abwischen, wie 

 schon erwähnt, nicht mehr mit den Fingern angegriffen werden dürfen, 

 benützt man zum Übertragen auf die Wage eine Gabel i Fig. 224) aus 

 Aluminiumdraht. 



Zu erwähnen ist ferner, daß das Troekenabwischen der Apparate 

 nicht mit absolut trockenen Rehlederläppchen vorgenommen werden darf, 



Gabel znm Auflegen der Absorptionsapparate aut die Wage. iNalürl. Ijrülie.i 



da dann die Glasobei-flächen elektrostatisch geladen werden und die Api»a- 

 rate unmittelbar nach dem Abwischen das höchste Gewicht zeigen unil 

 erst nach langer Zeit Gewichtskonstanz erreichen. Man legt daher die Reh- 

 lederläppchen für kurze Zeit in die (ilasdose. in der man den feuchten 

 Flanellappen aufbewahrt. 



Die Absorptionsapparate zeigen, obwohl sie ohne irgendwelchen \'er- 

 schlul) zur Wägung gebracht werden, hohe (iewichtskonstanz. wenn sie 

 richtig behandelt werden und im Wägungsraum keine unnötigen Luft- 

 strömungen vorhanden sind, vor allem dort die Temperatur mindestens 

 ebenso hoch ist als im Verbrennungsraum. Sie dürfen nach Erreichen der 

 (iewichtskonstanz abermals abgewischt, nach 15 Minuten Wartezeit keine 

 oder höchstens eine (iewichtszunahme von 0-Olnig zeigen. Ist dies nicht 

 der Fall, so wurde entweder das Reinigen und Abwischen nicht konekr 



